KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 6. 



83 



L'erreur probable de ces corrections peut étre evaluée å ± 1'". 



Millimetres. Les corrections et valeurs des millimétres du premier centimétre ont 

 été déterminées au méme comparateur par le micrométre d'un des microscopes. 



Tahle des corrections et des valeurs des millimétres. 



Tratts. 



Corrections. 



V a 1 e u r s ä 



zéro de temperatur. 







1 millim. 



2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



0".0 

 + 1 .7 

 + 1 .6 

 + 3 .0 

 + .8 

 + 2 .6 

 + 1 .2 

 + 2 .1 

 + 2 .6 

 + 2 .0 

 + 2 .9 



Premier millimétre 

 Deuxiéme » 

 Troisiéme » 

 Quatriéme » 

 Cinquiéme » 

 Sixiéme > 

 Septiéme » 

 Huitiéme » 

 Neuviéme » 

 Dixiéme » 



Imm.oOl 7 



.... 999 9 



1 001 5 



997 7 



1 001 7 



.998 7 



1 000 9 



1 000 5 



999 4 



... 1 000 9 





Premier centimétre 10mm.o02 9 



Cinquiemes de millimétre. Enfin les valeurs des oinquiémes du premier millimétre 

 ont été déterminées de la méme maniére. 



Table des corrections et des valeurs des cinquiemes de millimétre. 



Traits 



Corrections. 



V a 1 e u r s ä zé r o 



de température. 



Omm.o 



0^'.0 







.2 



— 3 .OG 



Intervalle Qmm.o . . 



. Omiu.2 196/^.94 



.4 



— 1 .11 



.2 



.4 201 .95 



.6 



— 2 .10 



» .4 



.6 199 .01 



.8 



- 1 .75 



.G 



.8 200 .35 



1 .0 



+ 1 .70 



.8 



1 .0 203 .45 







Premier 



millimétre 1001/<.70 



Étude des thermométres. 



Le métre est accompagné de deux thermométres coudés avec échelles en degres cen- 

 tigrades sur piéces en métal, auxquelles les thermométres sont fixés par deux tenons de 

 métal; Textrémité des thermométres entré dans Téchelle métallique a laquelle elle est fixée 

 par du mastic. L'échelle des thermométres va de — 10° a + 38°. La forme des thermo- 

 métres est symétrique. Nous les désignerons: 



