84 EDV. JÄDERIN, KOMPARATIONER EMELLAN SVERIGES METERPROTOTYP ETC. 



comme n° 1, le thermométre en forme de P ; 



» » 2, » » » » » y . 



[/étude de ces thermométres a été faite par comparaison de 5° en 5° avec le 

 thermométre Tonnelot n° 4 330 du Bureau. La détermination du zéro a été remplacée 

 par une comparaison dans le voisinage de 0°, apres que les thermométres eurent été 

 maintenus pendant plusieurs jours ä basse température. 



Toutes les températures ont été réduites au moyen du zéro determiné par cette 

 derniére comparaison. Les corrections se rapportent donc a des lectures réduites avec un 

 zéro pi'is apres un séjour prolongé dans le voisinage de zéro. La forme des thermométres 

 n'a pas permis d'employer un autre procédé. Les corrections trouvées sont les suivantes: 



Correction des thermométres. 



Corrections 



Température. 



Nc^ 1. 



No 2. 



b" 



0°.00 



+ 0°.03 



10 



— 0.05 



+ 0.06 



15 



— 0.03 



— 0.01 



20 



— 0.01 



— 0.01 



25 



+ 0.07 



+ 0.04 



30 



+ 0.14 



0.00 



Zéro actuel. Le zéro actuel est: 



pour le thermométre n° 1 + 0.54 



» » » y> 2 + 0.47. 



Une température ayant été lue aux thermométres en question, on retranche les lec- 

 tures du zéro faites apres un séjour prolongé ä la température basse, puis on ajoute la 

 correction donnée par la table précédente. 



Ces corrections raménent les lectures å Téchelle des thermométres k mercure du 

 Bureau, en verre dur. On ajoutera enfin les corrections qui se trouvent dans le tableau 

 accompagnant ce certificat pour la réduction de Téchelle du thermométre ä mercure en 

 verre dur, ä Téchelle du thermométre a azote par rapport ä laquelle la dilatation de la 

 régle a été déterminée. 



Le directeur du Bureau 



D'^ O. J. BROCH. 



Rjittelser. 



8i(l. 11, raden 1 nedifrån står \ Q, skall vara | Q. 



» 12, » 6 » » fö » » för 



» 17, » 6 )' » värden » » värdena 



