KONGL. SV. VET. AKADKMIENS HANDLINGAR. BAND 27. N:0 7- 21 



observations faites ä lO^m. et au coucher du soleil. Depuis le mois d'avril 1856 jusqu'en 

 1863, elles ont été faites au milieu de chaque mois pendant 4 a 6 jours consécutifs 

 et sont en general la rnoyenne de 100 observations. Ces derniéres observations ont été 

 reproduites telles que les a données Hansteen. Les autres sont extraites des Resultafe, 

 et corrigées de la variation diurne, quand Tlieure de Tobservation était indiquée. (Resid- 

 tate, p. 160, 58, 174—184.) 



Les observations de 1820 et de 1821 sont extraites des Forhandlincjer, année 1863, 

 p. 137; celles de 1825 et 1826 des Residtate, p. 160. Toutes ces observations ont aussi 

 été publiées dans les Poggendorffs Annalen, t. VI, p. 309; t. IX; t. XIV, p. 376. 



L'observation de 1829, faite par Hansteen, est publiée dans Den magnetiske Inkli- 

 nations Förändring, I, p. 126. {K. Danske Videnskabs Selskabs Skrifter, 5° serie, t. V, 

 1855). 



Une observation de Segelcke faite en 1830. {Resultate, p. 170.) 

 Une observation de Hansteen datant de 1832. (Ibid., p. 170.) 

 Une observation de 1838 due ä Boeck et Meyer (Ibid., p. 172.) 

 Les observations de 1871 — 1888 sont dues au professeur Fearnley. Elles m'ont 

 été communiquées dans une Lettre dont il a déja été question. Voici la traduction des 

 möts de Fearnley: 



»J'ajoute encore les resultats de mes observations dans les vingt derniéres années. 

 »Elles ont été faites avec deux inclinatoires, Tun de Gambey, Tautre de Dover. Les deux 

 »aiguilles marquées II et III de Tinclinatoire de Gambey ^ ont besoin des corrections — 2',99 

 »et + 2,99; les six aiguilles de Tinclinatoire de Dover sont affectées des erreurs suivantes: 



Aiguille. 



N:o 1 Correction = + 0'. 061 



» 2 » -1.846 



» 3 » +0.257 



» 4 » +1.510 



» 5 » +0.722 



» 6 » -0.639. 



»Pour 1'inclinatoire de Gambey, j'ai fait faire plusieurs nouvelles aiguilles; Tune d'elles, 

 »r aiguille C, est munie d'un cylindre creux dans lequel Taxe peut se tourner et se mettre 

 »dans une position quelconque. Un index fixé sur Faxe permet d'indiquer la position de 

 »Faxe par Tangle (f foriné par Tindex avec la ligne des pointes do Taiguille. En corabinant 

 »deux a deux les déterminations d'inclinaison faites dans les positions (f = 0° et 90°, (f = 45° 

 »et 135°, etc, on élimine pour la plus grande partie les erreurs provenant des inégalités 

 »périodiques des tourillons. De cette maniére Tinstrument donne de bons resultats. Pour 

 »une position de Taxe défini par Tangle (f, je trouve pour Tinclinaison une valeur Iy>, 

 »qui est egal a rinclinaisou vraie I augmentée d'une correction 



+ 4'. 009 sin 2(43°37' + y), 

 »expression déduite de la serie d'observation suivante, faite en 1877, 



' L'aiguille n. I est mise hors de service. 



