KUNUL. av. VET. AKADEMIENS HANDLINUAE. BA]SU 41. N:0 I. 



13 



HiGSBEEschen Wasserschöpf ers ' und des MAGNAGHischen ■ Unikehrapparats. Der Tief- 

 wasserschöpfer von F. L. Ekman'' gewährt jedoch dieselben Vorteile, er hat aber 

 eine kompliziertere Konstruktion. 



Die Vorrichtungen des Tliermometerwasserschöpfers zum Ausgiessen des Wassers 

 öder zum Herausholen von Wasserproben fiir die Gasanalyse nacli dem Pettersson- 

 schen Verfahren sind imgefähr dieselben wie die des Bodenwasserschöpfers. 



Die Thermometerwasserschöpfer wurden ebenfalls von der Firma G. W. Lyth in 

 Stockholm angefertigt. 



Priifung der Wasserschöpf er. Zur Gewinnung zuverlässiger Wasserproben aus 

 einer gewissen Tiefe ist es selbstverständlich unbedingt nötig, dass der benutzte Wasser- 

 schöpfer dicht schliesst, denn sonst känn, besonders wenn er Wasserschichten von 

 anderem spezifischen Gewichte passiert, das Wasser derselben hineinkommen. Eine 

 Leckage gibt sich kund, wenn aus dem gefiillten und genan abgetrockneten Wasser- 

 schöpfer noch Wasser abträufelt. Es zeigte sich bei der Priifung unserer Wasser- 

 schöpfer, dass der PETTERSSONsche, der Bodenwasserschöpfer und die Thermometer- 

 wasserschöpfer durchaus dicht schlossen, degegen der EKMANsche bisweilen merklich 

 leckte. Da ich hoffte, dass diese kleine Leckage doch bedeutungslos wäre und meh- 

 rere Wasserschöpfer nötig waren, um die hydrographischen Arbeiten in mögiichst 

 kurzer Zeit zu erledigen, so wurde auch der EKMANsche benutzt, der iibrigens in 

 gewissen Beziehungen den anderen iiberlegen war. 



Der KontroUe wegen nahm ich bei einigen Gelegenheiten mit verschiedenen 

 Wasserschöpf er n aus derselben Tiefe Proben, deren Salzgehalt nach der Riickkehr 

 bestimmt wurde. In der folgenden Tabelle habe ich diese Bestimmungen nebst den 

 Salzgehalten des Oberflächenwassers der betreffenden Stationen zusammengestellt. 



D.itnm isys Station 



Pkttebssons Wasserseliöpiei' 

 Thermometerviassevscl löpf er 



Ekmans Wasserschöpfer 

 Bodenwa-sserschöpfer . . 



Thermoiiieterwasserscliöpfer 

 Ekmans Wasserscliöpfer . 

 Bodenwasserscliöpfer ... 



Ekmans Wasserschöpfer . . 

 Therinoiueterwasserschöpfer 



Ekmans Wasserschöpfer . 

 Thermometerwa.=.serschöpfer 



10. Juni 



24. Juni 



■24. Juli 



29. Juli 



4. Sept. 



Tiefe ill m 



Salzgehalt 



Koniparatioii 



■0 



35,08 







50 

 50 



35,i:j 

 35.1 a 



1 

 1 



1 







34,09 







112 



34,S9 



1 





127 



34,94 



f 



~ 







32.27 







300 



35,0(1 







3'JO 



34,9-1 





3 



405 



35.10 











33,S1 







50 

 50 



34,94 

 34,90 



1 

 f 



4 







35,0.5 







300 

 300 



35,18 

 35,18 





5 



1 Haiidlmcli der iiaulischeu Iiistnunoute. Zwcite Auti.. Seitc isi). Berlin ISilO. 



^ Ebeuda, Seite 174. 



•' K. Sv. Vet. Akad. llaudl. VA 25. I. ltil)2. Seite 12. 



