KUNGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 41. N:0 I. 15 



Die Thermometer. 



Die Expedition verfilgte fiir die Bestimmungen der Meerestemperatur fiber 

 mehrere Thermometer. Es waren dies: 



Drei Negretti & Zambras Umkehrthermometer und ein hierfiir passender Mag- 

 NAGHis Umkeliraf-parat. Letzterer geliörte dem hydrographisch-meteorologischen Burean 

 zu Stockholm und wurde der Expedition freundlichst geUehen. Ein Thermometer 

 hatte den Fehler, dass, wenn er in umgekehrter SteKung etwas geschiittelt wurde, das 

 Quecksilber aus dem Reservoir floss und das Rohr fiillte. Dieser Tliermometer wurde 

 deshalb nicht benutzt. Die beiden iibrigen, von der Expedition neu eingekauften 

 funktionierten gut. Denselben waren zwei vom Kewer Observatorium erlassene Kor- 

 rektionstabellen beigegeben. 



Sechs Knudsens Um.kehHhermometer ' und ein fiir dieselben passender Magnaghi- 

 scher Umkehrapparat. Auch fiir diese waren die Umkehrvorrichtungen der Thermo- 

 meterwasserschöpfer berechnet. 



Die Thermometer, die sämtlich in Zehntelgrade geteilt waren, trugen die Num- 

 mern 29, 30, 31, 32, 33 u. 35. Bei der Priifung derselben zeigte sich No 29 un- 

 brauchbar, weil die Quecksilbersäule nicht bei einem bestimmten Punkte abriss. Im 

 Wasserbade von +6°, 7 gab dieser Thermometer z. B. folgende Temperaturen nach- 

 einander an: + 6,5°, + 7,4°, + 7,!ty°, + 6,8°, + 7,"°. Die iibrigen KNUDSENschen 

 Thermometer funktionierten dagegen gut, hatten aber geringe, zwischen + 0,i.° und 

 + 0,2° schwankende NuUpunktskorrektionen. Die Ablesungen waren ebenfalls in ge- 

 ringem Masse von der Temperatur der Quecksilbersäule im Beobachtungsaugenblick 

 abhängig und hatten eigentlich fiir diese Temperatur nach einer den Thermometern 

 beigegebenen Instruktion korrigiert werden miissen. Allein die Zeit der hydrogra- 

 phischen Arbeiten war kurz bemessen, und die Ungeduld der zahlreichen Teilnehmer 

 der Expedition, die ihre Interessen ausschliesslich auf dem festen Lande hatten, 

 gestatteten nicht, die Temperatur der Thermometer selbst durch Einfiihrung derselben 

 in Wasserbäder genau zu bestimmen. Ich musste deshalb auf die letzte Korrektion 

 im allgemeinen verzichten, die dadurch enstandenen Fehler diirften jedoch durchaus 

 belanglos sein, weil die Luft in den Meeresgegenden, wo wir arbeiteten, fast immer 



^ C. F. Wandel, Report of tlie voyage. The daiiisli Ingolf Expedition, Vol. I, Part I, S. 9. Kopenliagen 1899. 



