— 511 - 



Ablesung. Dadurch werden Irrthümer vermieden und man hat das 

 Electrometer unter steter Controlle. In den Fällen, wo zwei Appa- 

 rate gleichzeitig in Thätigkeit waren, wurden sie so aufgestellt, dass 

 sie aufeinander keinen Einfluss haben konnten. Es kam vor, dass 

 die Glockenzeichen so schnell aufeinander folgten, dass beide Instru- 

 mente nicht gleichzeitig abgelesen werden konnten, doch diese Fälle 

 waren nur Ausnahmen und konnten auch ganz vermieden werden. 

 Zwischen jedem Glockenzeichen förderte das Schaufelrad der Tur- 

 bine des Instruments Л 1559: 



180,654 Liter oder in ca. эУз Minuten 0,90327 Cubicmeter Luft 

 und das Instument № 1607: 



172,133 Liter oder in ca. 9 Minuten 0,860664 Cubicmeter Luft. 

 Das Instrument Л 1559 wurde durchweg ohne Hilfscondensator be- 

 nutzt; dagegen wurden alle Messungen mit dem Vorschaltcondensa- 

 tor ausschhesslich mit dem Instrument Л? 1607 ausgeführt. Beim 

 vorgeschalteten Hilfscondensator betrug die durchgeströmte Luft- 

 menge zwischen zwei Glockenzeichen: 



165,299 Liter oder nach -5 Glockenzeichen 0,826495 Cubicmeter. 

 Die Capacität des geladenen Systems betrug: 



bei dem Instrument № 1559 : 18,54 cm. 

 „ „ „ X 1607 : 16,98 „ 



An allen Beobachtungstagen wurde der Spannungsverlust bei still- 

 stehender Turbine und abgeschlossenem Aspirationsrohr im Verlauf 

 von ungefähr 10 Minuten verfolgt und jedes Mal war der Verlust 

 innerhalb der Beobachtungsgrenzen von ±0,1 Scalentheilen. 



Entsprechend den obigen Daten wurde der Spannungsverlust E, 

 resp. die gesammte Jonenladung in electrostatischen Einheiten nach 

 folgenden Formeln berechnet: 



Instrument № 1559 : E = 0,0684 V 

 .^ 1607 : E = 0,0658 V 



wo V die in Volt umgesetzte Scalendifferenz für ein Cubicmeter Luft 

 bezeichnet. 



Erfahrungsgemäss sind die Werthe beim vorgeschaltenen Hilfs- 

 condensator kleiner, als ohne denselben und um die Werthe des 



6 



