— 24: — 



4. 



Масштабъ н разстоян1е компоневтовъ измерялись поочередно 

 сл^дующимь образомъ. Предварительно рядъ сяимковъ для мас- 

 штаба устанавливался параллельно оси ведущаго цилиндра, такъ 

 что при движети платформы вдоль него весь рядъ изображетй 

 зв-Ьзды проб'Ьгалъ черезъ крестъ нитей микрометра. Посл-Ь этого 

 д-Ьлался отсчетъ на круг* и пластинка поворачивалась на 90", она 

 устанавливалась тогда такъ, что ряды снимеовъ были параллельны 

 шкале прибора. Когда изм^ретю подлежали разстояшя между 

 компонентами, то пластинка поворачивалась на повицюнный уголъ, 

 полученный изъ прежнихъ изм^решй его для даннаго ряда. Въ 

 этомъ случае лишя, соединяю ш,ая компоненты двойной звезды, 

 устанавливалась параллельно шкале. Разстоян1е между отдель- 

 ными снимками для получешя масштаба измерялось обычнымъ спо- 

 собомъ, т. -е. переносомъ этихъ изображешй на шкалу. При одномъ 

 положенш пластинки измерялись разстоян1я, напр., между южными 

 звездами; затемъ пластинка поворачивалась на 180" и измерялись 

 разстояшя между северными звездами. 



Разстоян1я между компонентами измерялись непосредственно 

 микрометрическимъ винтомъ микроскопа. Установки на звезды я 

 делалъ или биссектировашемъ одной нитью или самую звезду 

 устанавливалъ посредине между двумя нитями. Та или иная уста- 

 новка зависела отъ фигуры изображешя. При измерешяхъ я 

 пользовался всеми 10 оборотами винта (1 мм. по масштабу) сле- 

 дуюш;пмъ образомъ. Первую пару я измерялъ, напр., отъ О 

 и, допустимъ, до 0.2, следуюп],ую отъ 0.2 идо 0.4 и т. д. черезъ 

 весь винтъ. Run микрометрическаго винта я определялъ отъ 

 времени до времени непосредственными измерешями шкалы при- 

 бора между 110 мм. и 72 мм. Run весьма мало менялось. 



Большее затруднен1е представляло определить величину одного 

 оборота микрометрическаго винта въ миллиметрахъ на фотографи- 

 ческой пластинке. Я бралъ особую пластинку, на которую были 

 нанесены точки, разстояше между' которыми было приблизительно 

 равно 1 мм. Эта пластинка вставлялась вместо фотографической 

 въ измерительный приборъ. За последнее время я вместо точекъ 

 нанесъ миллиметровую шкалу. Pa3CT0HHie между точками, либо 

 штрихами, измерялось винтомъ микрометра, а разстоян1е между 

 крайними точками переносилось на шкалу прибора. Такимъ обра- 



