— 23 — 



KpoM-fe вышеприведенныхъ, есть еще одна погр^Ьшность, которая 

 им'Ьетъ заметное вл1ян1е на точность HSM-fepenifl. Эта ошибка про- 

 истекаетъ отъ того, что микроскопъ при своемъ движеши то при- 

 ближается, то удаляется отъ шкалы. Такое явлен1е можетъ быть 

 объяснено искривлетемъ той площадки, по которой движется 

 микроскопъ. Приближен1е и удалеше микроскопа отъ шкалы Mt- 

 няетъ, конечно, величину „гип"'а, и не им-Ьетъ другихъ вредныхъ 

 посл'Едств1й, если только наведешя на объектъ д'Ьлаются на опти- 

 ческой оси микроскопа. Чтобы опред'Ьлить искривлеше площадки, 

 я перем'Ьрилъ въ разныхъ частяхъ шкалы пятимиллиметровые 

 интервалы при помощи микрометрическаго винта. Принимая во 

 BHHMaEie ошибки д'Ьлен1й шкалы, можно при помощи такихъ изм^- 

 ренш сравнить значеше „run" въ разныхъ мЬстахъ шкалы 0—180. 

 Принимая въ средин'Ь шкалы „run" равнымъ нулю, я получилъ 

 <;л'Ьдующ1я значешя „run". Зд^сь „run" дано въ десятыхъ доллхъ 

 одного д-Елешя барабана микроскопа. 



Таблица поправокъ „run". 



Шкала. 



„Run". 



Шкала. 



„Run". 



Шкала. 



„Run«. 



Шкала. 



„Run«. 



3 



+ 13 



48 



+ 2 



93 







138 



+ 7 



8 



+ 11 



53 



+ 1 



98 



+ 1 



143 



+ 8 



13 



+ 9 



58 



+ 1 



103 



+ 1 



148 



+ 9- 



18 



+ 8 



1 



63 



+ 1 



108 



+ 2 



153 



+10 



23 . ■ 



+ 7 



68 







113 



+ 2 



158 



+11 



28 



+ 5 



73 







118 



+ 3 



163 



+12 



33 



+ 4 



78 







123 



+ 4 



168 



+ 13 



38 



+ 3 



83 







128 



+ 5 



173 



+ 13 



43 



+ 2 



88 







133 



+ 6 



178 



4-14 



Перехожу теперь къ дальнМшему изложеш'ю способа , изм^ренш 

 негативовъ съ двойными звездами. 



