— 21 — 



скимъ витомъ, смотря по тому, перем-Ьщаютъ ли пластинку отъ 

 себя или къ себ^Ь. Изсл'Ьдован1я этого скашивашя платформы я 

 д-Елалъ при различныхъ ея положешяхъ наведен1емъ на паутин- 

 пую нить натянутую на м-Ьдной пластинк-Ь; приборъ при этомъ 

 стоялъ горизонтально. Вотъ эти результаты установокъ при двухъ 

 направлешяхъ движен1я. Разности отсчетовъ микрометрическаго 

 винта даны въ микронахъ въ смысл'Ь: отсчетъ при движеши плат- 

 формы къ наблюдателю безъ отсчета при движеши платформы отъ 

 наблюдателя. Эти разности представляютъ среднее изъ 10 отсчетовъ. 



итсчеты^на Разность отсчетовъ, площадка 



боковой ^ цилиндръ смазаны. 



370 +ЗЛ 4-3-2 -^i.Q 



290 (среднее положеше платформы) . — 0.9 -\-0Л -(~0.2 

 230 —2.2 —3.2 —3.0 



Цилиндръ и площадка не 

 смазаны. 



370 +2.4 +3.3 



290 (среднее положен1е платформы) . —0.9 



230 —2.7 —2.2 



Для изб-Ьжатя этой ошибки необходимо подводить измеряемый 

 негативъ подъ нить микрометра всегда въ одномъ и томъ же напра- 

 вленш и не смазывать обильно ни цилиндра, ни площадки, по которой 

 скользитъ ножка платформы. Весьма не трудно устранить и самый 

 источникъ этой ошибки. Стоитъ только иом-Ьстить зубчатку въ напра- 

 вленш Д1аметра, параллельнаго образующимъ ведущаго цилиндра. 



При опред-^ленш искривлешя ведущаго цилиндра необходимо 

 принять во вниман1е вышеуказанную предосторожность, тогда не- 

 изб^жное скашиваше платформы сольется съ ошибкой прямоли- 

 нейности цилиндра. 



Для изсл'Едован1я цилиндра я пользовался медной пластинкой 

 разм'Ьромъ 20X^0 см. и 6 мм. толщины, въ которой посредин-Ь 

 былъ сд'Ьланъ прор^ъ 7 мм. ширины и 18 см. длины. Въ этомъ 

 прор^з^ была натянута паутинная нить. Предварительно пластинка 

 съ пластинкой поворачивалась такъ, чтобы нить была возможно 

 близко параллельна цилиндру, зат'Ьмъ платформа передвигалась на 

 каждые 5 миллиметровъ по отсчетамъ на боковой шкал'Ь 200 — 380. 

 Платформу я устанавливалъ окончательно, двигая ее въ томъ же 



