— 7 — 



•ставляетъ изъ себя BH-femnifl цилиндричесшя ст-Ьны и внутренн1й 

 полый столбъ, покоющ1еся на общемъ фундамент'^. Столбъ и 

 ст-Ьны связаны между собою двумя сводами — одинъ на уровн-Ь 

 1-го этажа, а второй на верхнемъ уровн1з старой башни. На этомъ 

 верхнемъ cboäIj были сложены два концентрическихъ полыхъ столба, 

 отстоящихъ другъ отъ друга на 1 дециметръ. Bnibninm столбъ 

 поддерживаетъ каменный полъ внутренняго пом-Ьщешя башни, а 

 на внутреннемъ стоитъ рефракторъ. Нижнее основаше колонны 

 рефрактора прикрыто сверху на уровн'Ь пола чугунной плитой, 

 BibcoMb около 800 килограммовъ, къ которой былъ кр15Пко при- 

 винченъ коническш маятникъ-регуляторъ. 



Первое же наблюдете, сделанное нами въ мерид1ан'Ь, обнару- 

 жило, что труба, увлекаемая часовымъ механизмомъ, трясется; о 

 чемъ можно было судить по быстрымъ колебательнымъ движен1ямъ 

 зв-Ездь въ пол'Ь splîHifl. Эти колебан1я происходили по высот'Ь и 

 им-Ьли амплитуду около 5". Дрожан1е трубы происходило отъ кони- 

 ческаго маятника, который своимъ ритмическимъ движешемъ раска- 

 чивалъ чугунную плиту, своды, столбы; черезъ сводъ эти коле- 

 ^ашя передавались колонн-Ь и самой труб'Ь. Дрожаше трубы было 

 настолько велико, что нечего было и думать объ изм'Ьрен1яхъ 

 микрометромъ или фотографированш. Всевозможныя попытки уни- 

 чтожить это дрожанхе (подкладывались резина и войлокъ подъ 

 чугунную плиту, къ которой прикр-Епленъ маятникъ, устанавли- 

 вался маятникъ на деревянную доску) не повели къ зам'Ьтному 

 уменьшеш'ю амплитуды колебашя. Тогда было р'Ьшено зам'Ьнить 

 коническш маятникъ Репсольда центроб'Ьжнымъ регуляторомъ 

 Грубба отъ часового механизма 12-тидюймоваго рефрактора Мерца. 

 Bet необходимыя добавочныя части къ регулятору были мною раз- 

 считаны и заказаны въ Москва. Но для такой большой трубы, какъ 

 наша двойная 15-тидюймовая, этотъ регуляторъ оказался слиш- 

 комъ слабымъ: микрометричесюя движен1я трубы отзывались на 

 ход-Ь часового механизма (ходъ не сразу устанавливался) и стоило 

 большого труда держать звезду на нити микрометра продолжитель- 

 ное время, тамъ не мен-^е этимъ часовымъ механизмомъ мы поль- 

 зовались до того времени, когда нам'Ьтились работы, требующ1я 

 большей правильности движешя часового механизма. Это заставило 

 насъ сделать попытку вернуться къ коническому маятнику Реп- 

 сольда, изм'^нивъ его установку. 



