— 150 — 



2. P. CiiAPPuis. — Sw une nouvelle mire dexwécisioneninvar. 



Les mires actuellenient en usage au Bureau topographique 

 fédéral pour les nivellements de précision sont constituées par 

 des lames de bois sans nœuds, soigneusement assemblées et 

 recouvertes de plusieurs couches de peinture. La division est 

 gravée en noir sur l'enduit blanc (ripolin) dont la surface a été 

 doucie et polie avec soin. 



La peinture n'est cependant pas absolument imperméable à 

 l'humidité, et l'on n'a pas tardé à reconnaître que lorsqu'une 

 mire, longtemps maintenue à l'air sec, est exposée à l'air 

 humide, elle s'allonge progressivement de quantités qui dépas- 

 sent de beaucoup les erreurs de lecture. Pour éviter les erreurs 

 systématiques qui résulteraient de ces variations de longueur, 

 on a reconnu nécessaire de comparer la mire chaque jour avec 

 une règle de longueur connue. Les mires du colonel Goulier, 

 qui sont utilisées par l'un des ingénieurs du Bureau topogra- 

 phique fédéral, sont munies à cet effet d'une règle bimétallique, 

 système Borda, logée dans le bois et portant un dispositif qui 

 permet d'effectuer très simplement cette comparaison. Pour les 

 autres mires de précision, l'ingénieur chargé du nivellement 

 procède chaque jour à la mesure des intervalles de la mire à 

 l'aide d'un mètre étalon. Ces déterminations exigent un outil- 

 lage encombrant et compliquent beaucoup les opérations du 

 nivellement. 



Il est naturel de chercher à supprimer les inconvénients que 

 l'on vient de mentionne)- en substituant au bois un métal peu 

 dilatable. L'acier nickel (à 36 7o ^^ Ni) appelé invar, qui a déjà 

 rendu de si grands services pour la mesure des bases géodési- 

 ques, semble tout désigné à cette application et divers essais 

 ont été déjà effectués à cet effet. 



L'appareil que je vous présente a été construit suivant mes 

 indications par M. Kern, à Aarau. M. Kern a apporté à ce tra- 

 vail l'appoint précieux de sa grande expérience et je tiens à le 

 remercier ici de son très généreux et très utile concours. 



Cette mire est constituée par deux rubans d'invar, fixés par 

 leur extrémité inférieure à la platine d'acier qui sert de base à 

 la mire et maintenus en haut sous une tension de 10 kg. envi- 



