— 151 — 



ron par l'action d'un ressort. Ce ressort est disposé dans un 

 tube d'acier, fixé sur la base, qui occupe le centre de la mire et 

 règne sur toute sa longueur. 



Comme une division sur métal nu, mat ou poli, n'eût pas été 

 visible à distance, j'ai recouvert le métal d'un enduit blanc bien 

 adhérent. Les traits ont été tracés sur cet enduit, le ruban 

 ayant été placé sous la tension de 10 kg. La dilatation de 

 l'invar a été mesurée par des expériences spéciales sur deux 

 • échantillons du ruban employé. 



Ces mesures ont donné pour le coefficient moyen 2,5[x par 

 înètre et par degré, ce qui montre que l'invar employé n'est 

 pas de très bonne qualité. Ce coefficient doit être un peu majoré 

 par suite de l'augmentation de tension qu'éprouve le ressort 

 lorsque la température s'élève. En effet, le tube d'acier auquel 

 est fixé le ressort se dilate plus que l'invar. En tenant compte 

 de cette correction, on trouve pour le coefficient moyen de dila- 

 tation 3,3{j. par mètre et par degré. Ce résultat est confirmé 

 par des comparaisons effectuées directement sur la mire à de 

 températures comprises entre 4° et 25°, qui ont donné une dila- 

 tation de 2,9[j, par mètre et par degré. 



Dans ces conditions, il est nécessaire de tenir compte des 

 variations assez grandes de température qui se présentent au 

 cours des observations sur le terrain ; mais il suffit d'une 

 mesure assez grossière de température (à 1° près) pour établir 

 la correction de dilatation avec toute la précision désirable. 

 J'ajouterai que des comparaisons, effectuées à différentes repri- 

 ses depuis neuf mois, n'ont révélé aucun changement notable 

 dans la longueur des rubans. 



Un appareil destiné à des mesures en campagne doit être 

 mis à l'épreuve non seulement au laboratoire mais sur le terrain. 

 Le Bureau topographique fédéral a bien voulu faire l'essai de 

 cette mire dans un nivellement exécuté ce printemps par 

 M. l'ingénieur R. Gassmann, entre Bulle et Vevey. Dans son 

 rapport, M. Gassmann constate que l'appareil s'est bien com- 

 porté. Il m'écrivait à ce sujet de Vevey que s'il avait disposé 

 d'une deuxième mire en invar, il aurait abandonné ses ancien- 

 nes mires pour achever sa campagne avec les nouvelles. 



