— 152 — 



3. M. Auguste Piccard (Zurich) démoiiti-e un manomètre de 

 grande sensibilité^. 



L'appareil est basé sur le principe du tube en U contenant 

 au milieu une colonne d'eau. Avec cette forme primitive on 

 devrait, pour déterminer la variation de pression à l'un des 

 deux bouts du tube, mesurer la variation de la différence de 

 niveau des deux ménisques. Le premier perfectionnement 

 (apporté par Olivier à l'occasion de mesures magnétiques au 

 simple tube en U inauguré par Quinckejdans ce genre de 



FiR. 1 



recherches) consiste à faire communiquer l'un des bouts du 

 tube (celui de gauche dans notre figure; avec l'eau contenue 

 dans un récipient à grande surface. Ce récipient peut être 

 déplacé dans le sens vertical à l'aide d'une vis micrométrique^ 

 Le petit ménisque (dans le tube de droite) est pointé par un 

 microscope. C'est sur ce petit ménisque que l'on fait agir la 

 pression que l'on veut mesurer (ou le champ magnétique dont 

 ont veut étudier l'effet sur le liquide). On observe tout d'abord 



' Ce tube avait déjà fait ses preuves quand parut un travail de 

 M. Sève (Thèse, Paris 1912) décrivant un appareil analogue. 



