— 153 — 



au microscope un dénivellement du ménisque, mais au lieu de 

 le mesurer l'on agit sur la vis micrométrique de façon à dépla- 

 cer le grand ménisque jusqu'à ce que le petit ménisque revienne 

 à sa position primitive. C'est ainsi la vis micrométrique qui 

 détermine la pression à mesurer. L'appareil serait excellent si 

 le petit ménisque ne présentait pas de frottements irréguliers 

 sur les parois du tube. On a en ettet souvent l'impression que 

 le ménisque reste accroché au tube. Ces frottements produisent 

 en général des causes d'erreurs considérables. L'on peut s'en 

 libérer complètement en assurant au ménisque et au tube une 

 propt^eté iMr/aite. Cela se fait aisément en employant le tube 

 démontré en séance (fig. 1). Le tube de droite débouche dans 

 un petit globe de verre qui communique d'une part au moyen 

 du robinet A avec le récipient dont on veut mesurer la varia- 

 tion de pression, et d'autre part au moyen du robinet B avec 

 un tube descendant. 



Avant de se servir du manomètre, on ferme A, ouvre B, puis 

 on fait circuler un mélange chaud de bichromate de potasse et 

 d'acide sulfurique à travers tout le tube dans la direction de 

 gauche à droite, le tube vertical à partir de B faisant siphon 

 aspirateur. Puis on remplace l'acide chromique peu à peu par 

 de l'eau absolument pure (ne contenant surtout pas trace de 

 gi'aisse), en ayant soin de ne jamais laisser pénétrer de l'air 

 dans le tube. Si l'on veut commencer maintenant les lectures, 

 il suffit de fermer B et d'ouvrir A. On voit qu'on se sert main- 

 tenant d'un ménisque qui vient de déborber dans toutes les 

 directions et qui pai- ce fait est absolument pur. M. Piccard 

 remercie M. Chappuis auquel il doit l'idée de cet étalement 

 quasi infini. Il faut encore avoir soin de ne laisser pénétrer par 

 A que de l'air filtré et saturé d'humidité. Dans ces conditions 

 le ménisque garde ses excellentes qualités pendant très long- 

 temps, et si jamais il devient suspect, il suffit de fermer A et 

 d'ouvrir B un petit instant, ce qui rajeunit le ménisque. Cet 

 appareil a servi pour déterminer directement la susceptibilité 

 magnétique de l'eau. Les moyennes de plusieurs petites séries 

 d'observations coïncident à 0,001 mm. près, même si l'on tra- 

 vaille à raison de une observation à la minute. 



