313 



^ 61 -^ 



Zur Verzeichnang sehr kleiner Aenderungen in der mag- 

 netischen Horizontalkraft empüehlt er einen Difilar-Magne- 

 tometer. Der Apparat besteht in einem MagnetUabe, der an 

 zwei, in einer gewissen Entfernimg voneinander, in der Rich- 

 tung seiner Axe befestigten Fäden sowohl, als auch in ent- 

 sprechender Weise an einem Tragebalken, aufgehängt is!. 

 In den magnetischen Meridian gebracht, wird sich der Mag- 

 netstab in einer Stellung befinden, als hinge er völlig frei, 

 und Avird daher keine Bewegung machen, welche eine Tor- 

 sion der Fäden umeinander zur Folge haben müsste. Wird 

 nun aber der Tragebalken an welchem der Magnet mittelst 

 jener doppelten Aufhängung befestigt ist, in der Horizontal - 

 ebene um einen beliebigen Winkel gedrelit, so erhält auch 

 der Magnet eine Winkelstellung gegen den magnetischen 

 Meridian, zu welchen er zuriickstrebend, die in einer Ebene 

 liegenden Aufhängefäden aus ilirer Lage bringen, und eine 

 kreuzende Bewegung derselben gegeneinander, bewirken wird. 

 Dieser Torsionskraft der Fäden, wird der Magnet durcli sein 

 Streben sich im magnetischen Meridian zu erhalten, einen 

 Widerstand leisten und dieselbe schliesslich unter der Wir- 

 kung der terrestrischen Richtkraft, genau aufheben. Im Fal- 

 le nun nach eingetretenem Gleichgewicht die terrestrische 

 Richtkraft plötzlich wachsen sollte, wird sich der Magnet 

 mehr dem Meridiane nähern, oder im Falle sie abnehmen 

 sollte, mehr von ihm entfernen, bis wiederum Gleichgewicht 

 eintritt. Verbindet man auch diesen Apparat mit einem Hohl- 

 spiegel und einer mit photo graphischem Papier bekleideten, 

 in der Yertikalebene sich bewegenden Trommel^ so wird 

 ein in gleicher Richtung auf den Hohlspiegel fallender Licht- 

 strahl, von diesem gegen die Trommel reflectirt, Curven 

 zeichnen, weiche ein Bild aller kleinen Sshwankungen der 

 terrestrischen Richtkraft geben Averden. Die dabei statthaben- 

 den Verhältnisse werden algebraischen Berechnungen unter- 

 zogen, worüber lib. cit. p. 147— -150 nachzusehen ist. 



AnmcrJc.. 6. Ueber die beste Anfertigung von Inclinations- 

 nadeln, so wie über bezügliche Berechnungen und Corre- 



