— 129 — 



Unter suchungsmethode. 



L Mein Absorptiometer (Fig. 1) besteht aus dem Flüssigkeitsre- 

 cipienten A und dem Manometer (der bekannten Eegnaulfschen 

 Form) B, welche [namentlich das Gasrohr a des letzteren und der 

 Recipient A] durch ein capillares silbernes Rohr С miteinander ver- 

 bunden sind. Sowohl das Manometer als der Recipient A sind von 

 Wassersäulen umgeben [deren Temperatur jeden Augenblick regulirt 

 werden kann]; als Wasserbehälter dienen der den Recipienten A 

 umgebende Glascylinder und der viereckige Kasten um die Röhren 

 a und b. In die vordere und die hintere Wand des letzteren sind 

 planparallele Glasscheiben wasserdicht eingesetzt. Beide Wasserbe- 

 hälter sind natürlich mit Thermometern und Abzugsröhren versehen. 

 Der Grund, warum ich dem Recipienten A die zweikugelige Gestalt 

 gegeben habe, wird sogleich verständlich, so wie man die untere 

 Kugel bis zur Marke am Halse mit Flüssigkeit gefüllt und den Re- 

 cipienten A in eine horizontale Lage zum Zwecke des Schütteins 

 gebracht denkt. — Die untere Abtheilung ist kugelig, um eine mö- 

 glichst grosse Flüssigkeitsmasse anwenden zu können, ohne die Di- 

 mensionen des Recipienten unnöthig zu vergrössern; der Hals zwi- 

 schen den Kugeln gestattet eine scharfe Ablesung des Flüssigkeits- 

 volumen; und die obere Kugel dient zur Aufnahme des mit der 

 Flüssigkeit zu schüttelnden Gases. Die untere Kugel des Recipien- 

 ten läuft in eine capillare, mit einem luftdicht schliessenden Hahne e 

 (aus den Werkstätten von Geissler in Bonn) versehene Glasröhre, 

 auf deren untere Hälfte ein dickwandiges Kautschukrohr aufgebun- 

 den ist. Das Offenlassen des unteren Endes des Recipienten bietet 

 eine Reihe unschätzbarer Vortheile dar, indem dadurch: 1) die Anwen- 

 dung weiterer Hähne auf dem Wege des Gases vom a nach A 

 unnöthig wird; 2) die Füllung des Apparates mit C0 2 vollkomme- 

 ner als sonst geschehen kann und 3) die Operation des Waschens 

 desselben erleichtert wird. Das Abzugsrohr des Manometers trägt 

 unter dem Dreiweghahne с (dieser dient zum Oeffnen und Absper- 

 ren des Weges zwischen den Manometerröhren), nebst anderem 

 Dreiweghahne d einen Querfortsatz, woran der zum Füllen des Ma- 

 nometers mit Quecksilber und für die Regulirung des Gasdruckes 

 während des Versuches dienende Kautschukschlauch D angebunden 

 ist. Beide Manometerröhren sind in Millimeter eingetheilt und das 



9 



