69 



denen, welche sich aus den Schwingungszeiten der Ladung 

 ergaben. Um diese Schwingungszeiten zu bestimmen, 

 wurden die Spulen in ein Leitersystem eingeschaltet, 

 welches ein Danielsches Element, einen Kondensator 

 von Carpentier, mit der Kapazität 1 MF. und die zwei 

 Kontakte des Helraholtzschen Pendels enthielt. Nach- 

 dem der Kondensator während einer gemessenen Zeit 

 geladen worden , wurde die jeweilige Ladungsmenge 

 durch den Entladungsausschlag an einem empfindlichen 

 Galvanometer gemessen und nun konnte die Kurve be- 

 stimmt werden, welche die Ladung als Funktion der 

 Zeit angiebt. Aus der Periode dieser Kurve bestimmt 

 sich der Koeffizient der Selbstinduktion nach der For- 

 mel: T ■= 2 . iT. VC 6', in welcher 7^ die Schwingungs- 

 zeit, C die Kapazität und S den Induktionskoeffizienten 

 bedeutet. Die Resultate dieser Messungen ergeben sich 

 aus folgender Tabelle, in welcher IF die Windungszahl 

 der verwendeten Spule, T die Schwingungszeit in Se- 

 kunden, *SV der berechnete, Sb der aus der Yergleichung 

 der Schwingungszeit mit der Normalspule bestimmte 

 Selbstinduktionskoeffizient und z/ die Abweichungen 

 beider Werte bedeuten. 



W 



Sr 



Sb 



zJ 



986 

 24 

 42 

 120 

 240 

 360 



0,004494 



0,0001124 



0,0002198 



0,0005533 



0,001094 



0,001634 



0,002158 



502730.103 

 315,07. W 

 1202,6.10» 

 7657,7. 10» 

 29940.103 

 66228.10» 

 116142.10» 



Norm 

 314,7.10» 

 1202,8.10» 

 7621,5.10» 

 29811.10» 

 66475.10» 

 11.5930.10» 



1.2 «/o 



0,2 7o- 

 4,7 %. 



4.3 7o 



3.7 o/o 



1.8 7o 



Herr Prof. Dr. H. F. Weber macht daran an- 

 knüpfend Mitteilung über eine neuere Arbeit auf diesem 

 Gebiet von Herrn Prof. Tallqvist. 



