— 123 — 



wegung von kleinen suspendierten Teilchen beobachteten \ ver- 

 anlasste uns einige Versuche darüber anzustellen, ob diese Be- 

 obachtungsart nicht auch in einer Reihe anderer Fälle, speziell 

 bei der Temperaturmessung mit dem Differentialthermometer 

 von Vorteil sein könnte. 



Die Flüssigkeit in dem zu diesem Zweck verwendeten Manos- 

 kop hatte zwei freie Oberflächen, welche mit den Gasräumen 

 des Differentialthermometers in Verbindung standen. Um die 

 Druckänderung bei ungleicher Erwärmung der Gasvolumina zu 

 kompensieren, haben wir zwei Anordnungen ausprobiert, die 

 gestatteten, das eine Flüssigkeitsgefäss, d. h. die eine Flüssig- 

 keitsoberfläche um sehr kleine, genau bestimmbare Beträge zu 

 heben oder zu senken. Die eine Anordnung beruht auf der 

 thermischen Dilatation einer Metallschicht, welche die Unter- 

 lage der einen Seite des Differentialinstrumentes bildet und 

 deren Temperatur wir in geeigneter Weise rasch verändern und 

 bestimmen konnten. Die andere verwendet die elastische 

 DeformationeinesMetallgefässesbei veränderlichem Innendruck. 

 Bei dieser Hess sich die gewünschte Einstellung durch Ver- 

 schieben eines kleinen mit dem Metallgefäss komunizierenden 

 Behälters längs einer vertikalen Skala fast momentan her- 

 stellen. Die thermische Methode hat den Vorteil bei Kenntnis 

 des Ausdehnungskoeffizienten der betreffenden Schicht unmittel- 

 bar richtige Werte zu liefern und von elastischen Nachwirkun- 

 gen frei zu sein. Umgekehrt Hesse sich diese Anordnung auch 

 zur Bestimmung von Ausdehnungskoeffizienten neben der 

 Methode von Fizeau verwenden. 



Aus den Beobachtungen mit den Mikrokathetometern ergibt 

 sich, dass Höhen Verschiebungen der Niveaus der kommunizie- 

 renden Gefässe auf eine Genauigkeit von etwa LIO -5 mm. also 

 1.10-° Atm Druckänderung wahrnehmbar und einstellbar 

 sind. Dieser Druckempfindlichkeit entspricht eine Temperatur- 

 empfindlichkeit des Luftthermometers von etwa 3.10~ 7 Grad. 



10. Eug. Wassmer (Genève). — Quelques observations sur 

 l'émanation du radium. 



1 Vergi. Arch. des Sc. phys. et nat. Bd. 40, p. 342, 1915. 



