— 384 — 



andern Punkten nur Inclination und Intensität. Die Instrumente, 

 deren ich mich bediente, sind mein Eigenthura, mit Ausnahme 

 eines Taschenchronometers, welchen mir leihweise Herr von Tillo 

 vom Observatorium in Kronstadt verschaffte, wofür ich ihm und 

 auch dem Director des genannten Observatoriums, Herr V. Fuss 

 meinen besten Danlî sage. 



Der Verticallireis des astrovomischen Universalinstrmnentes, 

 mit welchem ich die Sonne behufs der Zeits-, Azimut- und Brei- 

 ten-Bestimmungen beobachtete, hat einen Durchmesser von 130 mm., 

 er stammt aus der Werkstatt des bekannten Mechanikers Herbst 

 in St. Petersburg, ist von 10 zu 10 Minuten getheilt und ein 

 Strich des Nonius ist gleich 10 Secunden; der Horizontalkreis hat 

 155 mm. im Durchmesser, ist in halbe Grade getheilt und ein 

 Strich des îîonius gibt 1 Minute. Die Focallänge des Fernrohrs 

 ist gleich 170 mm., das Objectiv hat einen Durchmesser von 

 21 mm.; die Vergrösserung ist eine 9 malige. 



Parallel dem Verticalkreise ist ein Niveau befestigt und ein 

 zweites Niveau dient zum Nivellireu der horizontalen Axe. 



Die magnetishe Declination habe ich mittelst eines Asimut- 

 compasses bestimmt; sein Kreis, dessen innerer Durchmesser 73 

 mm. beträgt, ist in halbe Grade getheilt. Um den schädlichen 

 Einfluss etwaiger, im Kreise enthaltener geringer Eisentheilchen 

 auf die Nadel zu beseitigen, sind an ihre beide Enden unmagne- 

 tische Metallstückchen von 5,5 mm. Länge angelöthet, so dass ihre 

 magnetischen Stahlenden von einander um 62 mrn. abstehen. 



Der Compass besteht aus zwei Theilen, einem unteren und einem 

 oberen. Der untere Theil besteht in einer runden Messingplatte, 

 auf welcher der getheilte Kreis durch drei Schrauben befestigt 

 ist, der obere aus einem hohlen Messingcylinder, dessen Höhe 

 15 mm. und innerer Durchmesser 89 mm., dessen Basis offen 

 und in dessen obere Grenzfläche eine runde, plan-parallele Glas- 

 scheibe, der Deckel des Compasses, eingekittet worden. Endlich 

 sind, einander diametral gegenüber, an dem Messingcylinder das 

 Prisma und der kleine Messingrahmen mit dem Visirfaden angeschroben. 



Der obere Theil des Compasses kann in Bezug auf den getheil- 

 ten Kreis jede beliebige Azimutlage annehmen, indem die innere 

 Piundung des fflessingcylinders sich genau an die äussere Kreis- 

 förmige Piundung des getheilten Kreises anschliesst. Das Deckelglas. 

 ist überall durchsichtig und nirgends verdeckt durch über ihm be- 

 findliche Messingtheile des Compasses, wie es z. B. der Fall war 

 ,bei einem von mir früher gebrauchten, sonst vortrefflichen Azi^ 



