— 385 — 



mutfompasse vom Mechaniker Barrow in London, bei welchem 

 der Visirapparat (Faden und Prisma) an einem kleinen Rade mit 

 4 Speichen unmittelbar über dem Deckelglase, im Azimute dreh- 

 bar, angebracht war und die 4 Speichen mit ihrem Verbindungs- 

 stücke im Centrum des Rädchens einen beträchtlichen Theil des Gla- 

 ses und der Theilung des darunter liegenden Kreises überdeckten. 



Den absoluten Fehler des Compasses d. h. den Fehler der 

 Kreisablesung für das untere Ende des Fadens, indem man die 

 Kreistheilung durch das Prisma und das untere Ende des Fadens 

 mit blossem Auge beobachtet, oder den Fehler des Visirapparates, 

 bestimmte ich nach einer Methode, die ich früher in meinem 

 Werke, betitelt „Ueber die Bestimmung der geographischen Länge 

 und Breite und der drei Elemente des Erdmagnetismus durch 

 Beobachtung zu Lande, sowie erdmagnetische und geographische 

 Messungen an mehr als tausend verschiedenen Orten in Asien und 

 Europa, ausgeführt in den Jahren 1867 — 1891 von Dr. H. Fritsche, 

 St. Petersburg 1893", auf Seite 13 sub 3) auseinandergesetzt 

 habe. Das eben erwähnte Werk werde ich künftig, der Kürze we- 

 gen, „Erdmagnetismus" nennen. 



Der absolute Fehler hat zwei Ursachen, nämlich die fehlerhafte 

 Stellung des Prismas und die excentrische Lage der durch den 

 Jaden und die Spalte über dem Prisma gehenden verticalen Ebe- 

 ne. Trift diese Ebene, bis zum getheilten Kreise erweitert gedacht, 

 den letzteren im Theilstriche a, so muss, wenn das Prisma richtig 

 steht, a durch das Prisma gesehen, genau mit dem direct gesehe- 

 nen unteren Ende des Fadens coincidiren. 



Die kleine Axe, um welche sich der Rahmen mit dem Visirfa- 

 den meines Compasses dreht, stellte ich, nachdem der getheilte 

 Kreis in den Horizont gebracht war, genau horizontal vermittelst 

 eines kleinen №veau's, das auf die vorstehenden Enden der Axe 

 aufgesetzt wurde; darauf befestigte ich den Faden im Rahmen so, 

 dass er mit einem in der î^ahe aufgehängten Bleilothe vollständig 

 coincidirte. 



Zur Aufstellung der Instrumente hatte ich auf der Reise ein 

 ly^ Meter langes, zusammenlegbares, aus Holz und Messing 

 bestehendes Stativ bei mir. Der astronomische Theodolith wurde 

 unmittelbar auf dasselbe gestellt, der Compass aber und der Ap- 

 parat zur Beobachtung der Ablenkung (für die magnetische Inten- 

 sität) auf einen kleinen Dreifuss mit ebener Oberfläche gelegt, 

 welcher mit seinen drei Fussschrauben in den drei Rinnen des 

 ly^ Meter langen Statives stand, so dass der getheilte Kreis des 



л 4. 1893. 25 



