— 386 — 



Compasses mit Hülfe der Fussschrauben und eines îîiveaus mit 

 "ebener Unterfläche genau in den Horizont gebracht werden konnte. 



Bei einem gnten Azimut-Compasse liann das Messingstückchen, 

 an welchem das Charnier mit der kleinen Axe angebracht ist, 

 um welche sich der Rahmen mit dem Visirfaden dreht, um ein 

 horizontales Stiftchen ein Wenig gedreht und durch zwei Schrau- 

 ben an dem Messingcylinder des oberen Theiles des Compasses 

 festgestellt werden, so dass man die kleine Axe immer berichti- 

 gen kann; ausserdem ist es gut, das obere Ende des Visirfadens, 

 in senkrechter Richtung zum ausgespannten Faden verstellbar zu 

 machen, damit der Faden, nachdem die Axe berichtigt— in den 

 Horizopt gebracht, wenn der getheilte Kreis sich darin befindet — 

 genau mit dem Senkblei zur Coincidenz gebracht werden kann. 



Die beiden Oberflächen des Deckelglases meines Compasses er- 

 gaben sich als eben und unter sich als fast vollkommen parallel 

 an den Stellen, welche sich in der îîahe des Fadens befinden, 

 wenn er parallel über dem Glase liegt. Hiervon überzeugte ich 

 mich auf folgende Weise. Ich richtete das Fernrohr meines vorher 

 nivellirten, astronomischen üniversalinstrumentes auf eine entfernte 

 Mire, stellte das Deckelglas vertical vor das Objectiv des Rohres, 

 indem der Visirfaden dem Glase parallel und vertical war und 

 notirte die Angabe des Horizontalkreises, als der verticale Faden 

 des Fernrohrs mit der Mire zusammenfiel; sodann drehte ich das 

 Deckelglas der Compasses um den vertical stehenden Compassfaden um 

 180 '4m Azimute, brachte durch Drehung des Fernrohres im Azimute 

 seinen verticalen Faden wieder zur völligen Deckung mit der Mire 

 und notirte das Azimut am horizontalen Kreise. Diese Beobachtun- 

 gen machte ich in der Nähe der beiden Enden des Compassfadens 

 und fand, dass das Deckelglas in der Richtung i-enkrecht zum 

 Faden, wenn er dem Glase parallel liegt, von prismatischer Form 

 ist, dass aber in Folge dessen der Lichtstrahl vom geraden Wege 

 nur um 0,'5 abgelenkt wird. Den Einfluss; welchen dieser geringe 

 Fehler des Deckelglases bei der Bestimmung des Fehlers des Vi- 

 sirapparates ausübt, eliminirt man dadurch, dass man den letzte- 

 ren bei Ablesung a Grad und auch bei a-^l80 Grad am Com- 

 passkreise ermittelt. 



lîachdem ich den Compasskreis mit Hülfe des Mveau's und der 

 Fussschrauben des ihn tragenden Dreifusses in den Horizont ge- 

 bracht hatte, beobachtete ich durch das Prisma, in der gewöhnli- 

 chen Weise, die Lage des unteren Endes des vertical stehenden 

 Fadens in Bezug auf den Compasskreis und erhielt die fehlerhafte, 



