— 136 — 



suite des variations de celle-ci la tension de l'air sera 

 conséquemment plus ou moins grande et la colonne d'air 

 s'abaissera ou s'élèvera. 



La capacité du tube V doit être calculée de manière à 

 ce que les changements de volume subis par l'air qu'il 

 contient, à cause des oscillations de la température, ser- 

 vent à neutraliser, autant que possible, ceux qui se véri- 

 fient, par la même cause, dans le mercure et dans l'air 

 du tube MA. Cependant, même en admettant que l'appa- 

 reil fût parfait, ce qui n'est guère possible, la compen- 

 sation ne pourra être absolue, parce que le coefficient de 

 la dilatation de l'air varie sensiblement avec la pres- 

 sion. 



Si l'on suppose que par une température constante 

 l'instrument soit transporté sur un point dans lequel 

 l'intensité de l'attraction terrestre soit plus forte, il est 

 clair que le poid exercé par le mercure sur l'air augmen- 

 tera, que celui-ci subira une diminution de volume, que 

 le mercure s'abaissera dans le tube M, de sorte que, par 

 suite de la raréfaction de l'air contenu entre« elr, l'index 

 se dirigera vers le côté gauche. 



Je ne me dissimule pas que la diminution dans la hau- 

 teur de la colonne de mercure tend à réduire la pres- 

 sion à la quelle l'air est soumis en A et par conséquent 

 à compenser l'action exercée sur l'index par la gravité 

 croissante. Mais, comme le diamètre du tube MA est fort 

 grand en comparaison des volumes qu'il s'agit d'apprécier, 

 les variations de hauteur de la colonne de mercure doi- 

 vent être insignifiantes et presque sans influence sur le 

 volume de l'air contenu dans la branche A. 



Lorsque l'appareil sera transporté- sur un point dans 

 lequel la pesanteur se fasse sentir avec une moindre 



