— 137 — 



intensité, on aura naturellement le cas inverse et l'index 

 se déplacera vers la droite. 



La compensation relative au changement de volume de 

 l'air et du mercure contenus en MA ne pouvant être 

 parfaite, ainsi que nous l'avons dit plus haut, l'index se 

 déplacera aussi, nécessairement, d'un coté ou de l'autre^ 

 selon le degré de la température *). Afin d'éviter ou 

 d'atténuer ce grave défaut j'ai imaginé trois moyens, qui 

 peuvent être employés simultanément ou isolément. 



Le premier consiste à maintenir l'appareil pendant les 

 observations dans la glace fondante, c'est à dire à une 

 température constante. Le second est de revêtir les deux 

 tubes d'une substance peu conductrice du calorique, 

 afin de retarder l'action de la température ambiante sur 

 le mercure et sur l'air; il serait alors possible de trans« 

 porter l'instrument d'un endroit choisi comme point de 

 comparaison à un autre, avant que l'index subit aucun 

 déplacement pour cause thermique. La substance qui se 

 prêterait le mieux à cet usage est la gomme-gutte, que 

 Meyer a employée avec beaucoup de succès pour en re- 

 vêtir des thermomètres destinés à déterminer la tempéra- 

 ture de la mer Baltique à diverses profondeurs **). 



Le troisième moyen consiste dans l'adoption simultanée 

 de deux appareils, dont l'un serait identique à celui qui 

 vient d'être décrit et l'autre un peu différent par cela 

 seul que le tube capillaire ce, et parsuite l'appareil de 

 compensation, au lieu d'être placé au bout de la branche 



*; Si l'index était poussé à l'une des extrémités du tube capil- 

 laire, il tomberait dans un des renflements rr d'où il serait facile 

 de le reconduire dans la partie moyenne du tube. 



**) Untersuchungen über physikalische Verbältnisse des Westli- 

 chen Theiles der Ostsee, Kiel 1871. 



