— зз:з ~ 



der uns zugekehrten Mondhälfle schloss, weil die Süd- 

 spitze von ihr angezogen wurde, daher die Declination, 

 wenn der Mond westlich stand, geringer ausfiel, als wenn 

 er Östlich stand, vom magnetischen Meridian. (Magn. u. 

 Meteorlog. Beobachtungen. Prag. p. 59). 



§ 12. Die einfachste Derlinationsbussole beslsht aus 

 einem quadratischen Messingrahmen, in welchen ein in 

 Grade, Minuten u. Secimden eingetheüter Kreis passt 

 in dessen Mittelpunkt sich der ünterstüizungspuükt der 

 Magnetnadel befindet. An der Seite des Rahmens, paral- 

 lel mit der Mittagslinie des Kreises, ist ein Fernrohr 

 befestigt. Richtet man dieses durch Verschiebung des 

 Rahmens auf die Mittagslinie, so gibt die Nadel die 

 Declination an. Damit durch Ungenauigkeit in der üeber- 

 eiustimmung der magnetischen und geometrischen Axe 

 der Nadel keine Fehler entstehen in der Beobachtung, 

 ist die Nadel so eingerichtet, dass sie auf die andere 

 Seite umgelegt werden kann, wonach man das Mittel aus 

 den Beobachtungen zieht. (Müller's Phys. p. 20, Fig. 22). 



Da bei den Declinalionsnadeln nur horizontale Richt- 

 kraft wirksam ist, wird ein Theil derselben aufgehoben, 

 und dass um so mehr, je mehr die Inclination wächst. 



Der Magnetometer von Gauss, vermittelst welches sich 

 die Declination bis auf 2" genau bestimmen lässt, be- 

 steht aus einem an ungedrehten Seidenfäden aufgehäng- 

 tem Magnetstabe, an welchem, seine Axe rechtwinklich 

 schneidend, eine Poggendorfsche Spiegeleinrichtung be- 

 festigt ist, entweder auf dem Ende, oder der Aufhänge- 

 vorrichtung desselben, so dass sich eine in einiger Ent- 

 fernung angebrachte Scala darin spiegeln kann. Auch 

 hier kann durch Umlegen des Magnetstabes die Beobach- 

 tung regulirt werden. (Müller 1. с p. 27 — 30 ) 



Auch der magnetische Reisetheodolit von Lamont 

 gehört hierher. (1. с p. 34.) 



