— 197 — 



dann in Jalta vor meinen Beobachtungen und nach denselben wie- 

 der in Jalta. 



Die Messungen wurden in folgender Weise angestellt. JJrei Eisen- 

 stangen von 2 Meter Länge, die in der Mitte für den Transport 

 auseinander geschraubt werden konnten, wurden mit den angespitz- 

 ten Enden in den Erdboden gestossen, wobei sie auf je 15 Meter 

 Entfernung auf möglichst glattem Terrain aufgestellt wurden. Die 

 oberen Enden haben krumstabförmige Ansätze, die mit einem Haken 

 endigten. Auf diesen Haken wurden Elster und Geitel'sche Isolatoren 

 aufgehängt und auf die Isolatoren feiner blanker Kupferdraht von 

 0,46 mm Dicke in einer Länge von 30 Meter aufgespannt. Der iso- 

 lirte horizontale Draht wurde an einem Ende mit einer am positi- 

 ven Pol geerdeten Hochspannungs-Batterie verbunden und auf diese 

 Weise negativ geladen. Die Dauer der Ladung betrug 2 Stunden 

 und die Grösse der Ladung wurde mit einem Hochspannungs-Elec- 

 trometer bestimmt, und zwar im Laufe der ersten halben Stunde 

 wurde das Electrometer häufiger, dann aber etwa alle halbe Stunde 

 abgelesen. In den ersten 10 — 15 Minuten stieg die Ladung allmäh- 

 lich bis zu einem stationären Werthe, dessen Constanz alsdann zu 

 controlliren war. Nach der zweistündigen Expositionszeit wurde der 

 activirte Knpferdraht auf ein dazu bestimmtes weitmaschiges Draht- 

 netz aufgewickelt und auf die Stärke der Radioactivität durch elec- 

 trische Zerstreuung geprüft. Dazu wurde der Elster und Geitel'sche 

 Zerstreuungs-Apparat benutzt, wo nur das äussere, sonst unten 

 offene Gehäuse mit einem Messingblech - Teller auch von unten 

 verschlossen wurde. In Folge der Radioactivität des Kupferdrahts 

 war alsdann die Zerstreuung gewöhnlich so gross, dass alle 30 Se- 

 kunden Ablesungen gemacht werden mussten und diese auch nur 

 ЗУа Minuten fortgesetzt werden konnten. Um eine tertiäre Activi- 

 rung des Gehäuses, des Zerstreuung-Cylinders und des Electrome- 

 ters zu vermeiden oder wenigstens auf das geringst mögliche Mass 

 einzuschränken, wurde das Drahtnetz mit dem activirten Draht 

 gleich nach der Messung wieder entfernt, der Draht vom Netz 

 abgewickelt, mit einem Lederlappen abgerieben und auf Holzspuhlen 

 aufgewickelt. Wenn derselbe Draht wieder an die Reihe kam, um 

 aufgespannt und activirt zu werden, so wurde er vorher von Neuem 

 mit einem Lederlappen abgerieben. Da oft zwei Mal täglich beob- 

 -achtet wurde, so wurden zwei Drahtnetze und mehrere Drähte 



