KOXGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 21. N:0 2. 93 



V. Mesiires des longueurs d"onde. 



Pour déterminer les longueurs cVonde des différentes bändes ou raies dans les 

 spectres de la troisiéme classe, je me suis servi du »spectroscope universel» qui se trouve 

 a Tobservatoire de Lund. Cet instrument ä été construit par M. Merz k Municli en 

 partie d'aprés mes indications, et avec égard aux circonstances spéciales sous les- 

 quelles il devait servir. 



D'abord, je dois remarquer que le micrométre de notre lunette parallactique 

 ne se laisse oter qu'avec difficulté, et il fallut doilc avoir un spectroscope peu pesant, 

 et qui put se visser dans le micrométre, tout comme un oculairc ordinaire. M. Merz 

 a en effet donné å Tinstrument un poids minime. Lorsqu'on nen emploie qu'un des 

 systémes de prismes a vision directe (Ss III ou Ss I\ ), le poids total s'éléve ä 1157 

 grammes seulement; avec deux systémes (Ss V), le poids est de 1304 grammes, et 

 avec tous les trois systémes (Ss VI) Tinstrument pése 1441 grammes. La longueur to- 

 tale des Ss III et Ss IV est 44 centimétres, du Ss V 51,."> centimétres et du Ss VI 

 60 centimétres. Pour Tusage des Ss III et Ss IV, il suffit de fixer, ä Taide de vis, les 

 plaques qui portent les oculaires de Téquatorial, nniis pour les dispersions plus fortes 

 on fait en outre reposer le spectroscope contre quatre appuis, qui s'étendent entré 

 lui et la cassette du micrométre. Le spectroscope n'a aucun cercle de position, celui 

 du micrométre tilaire le remplaeant. Le spectroscope devant servir k la mesure des 

 spectres d'un éclai tres difiérent, on peut faire varier å volonté la distance entré la 

 lentille cylindrique concave et la fente, et ainsi donner au spectre d'une étoile fixe la 

 largeur la plus convenable en raison de son éclat et de la dispersion employée. 



Notre climat humide rendant peu propre Temploi de Tacier pour les tranches de 

 la fente, M. Merz les a confectionnées en aluminium. La fente s'ouvre k Taide d'une 

 vis ä tete divisée, et par un mécanisme, qui n'altére pas la ligne de collimation. Un 

 tour entier de la vis correspond ä une largeur de la fente de 0,8o milliraétres, et on 

 peut encore évaluer les r,»» d'un tour, et par conséquent mesurer cette largeur avec 

 une tres grande exactitude. 



Les objectifs du collimateur et de la lunette d'observation ont la méme distance 

 focale, a savoir 11 centimétres. Celle-ci a deux oculaires, donnant des grossisse- 

 ments de 4 et 8 fois resp. M. Merz a ménagé dans chacun de ces oculaires une 

 marque, consistant en une aiguille tres fine, qu'on peut avec une grande exactitude 



