94 N-.O. DUNÉR. SUR LE8 UTOILES A Sl-ECTRES J)E LA TKOISlÉMK CLASSE. 



ajuster sur une raie ou sur une bände, dont oii veut raesurer la longueur d'onde. M. le 

 professeur Vogel ayant eu la coinplaisance de me donnor quelques-uns de ces petits 

 prismes argentés dont il fait mention dans la »Zeitschrift ffir Instrumentenkunde» Bd. I 

 p. 21, M. JuRGENSEN k Copenhague m'a fait un poi'te-oculaire, dans lequel il en a 

 inonté un, qu'on peut illuminer a Taide d'une petite lampa qu'on place å cöté du 

 spectroscope. On a ainsi, dans le charap de Tinstrument, au lieu de Taiguille, une fine 

 raie lumineuse qui sert admirablement pour les mesures des larges bändes dans les 

 spectres des étoiles pas tres brillantes. 



Le systéme dispersif de Tinstrument consiste en quatre prismes k vision directe, 

 desquels les deux plus faibles s'emboitent dans une méme monture, se remplacant Tun 

 Tautre; par conséquent ils ne s'emploient jamais en méme temps. Le plus faible en est 

 fabriqué par MM. Schmidt & H^nsch k Berlin, et consiste en un prisme en flint léger 

 d'un angle de 100° et de deux prismes en crown avec des angles de 67°. L'autre, fait 

 par M. Merz, se eompose d'un prisme en flint lourd avec un angle de 90° et de deux 

 prismes en crown avec des angles de 76°. L'un de ces systémes est toujours attaché å 

 rinstrument. Quant aux deux systémes plus forts, tous deux fabriqués par M. Merz, 

 chacun a sa propre monture qu'on peut a volonté dévisser de Tinstrument. L'un de ces 

 systémes a cinq prismes, dont deux en flint avec des angles réfringents de 78°; et Tautre, 

 aussi cinq prismes mais dont les angles réfringents sont de 90°. Malgré le peu de poids de 

 rinstrument et ses petites dimensions il est assez puissant. Au Ss III les raies 6,, bg et b^ 

 du spectre solaire se montrent comme deux raies bien séparées, et la D est presque 

 dédoublée; le Ss IV dédouble parfaitement la raie 491,9 et, naturellement, avec la 

 plus grande facilité la D; le Ss V dédouble la raie 526,.') et presque aussi la E; avec le 

 Ss VI la raie 532,75 est presque dédoublée. Il va sans dire que notre instrument est 

 trop faible pour tous les objets d'épreuve indiqués par M. Vogel ^). Les dispersions 

 angulaires sont (entx-e A et G) pour Ss III 2°,3, pour Ss IV 5°, pour Ss V 12° et pour 

 Ss VI 26°. 



Notre instrument est un spectroscope k vision directe, mais toutefois la monture 

 des prismes n'est pas invariablement fixée au collimateur. A Taide d'une vis qui en- 

 ^gréne dans le bord cannelé d'un secteur, on peut amener les prismes å la position qui 

 rSnd les raies le plus nettes dans la partie du spectre a Tobservation de laquelle on 

 s'occupe. Les tours entiers de cette vis se lisent sur le secteur. 



A Taide d'une pareille vis, munie d'un tambour divisé, on peut mesurer le 

 changement dans la direction de la lunette d'observation, lorsqu'on en fait passer 

 la marque d'une raie spectrale ä une autre. Dans tout ce systéme micrométrique, 

 il n'3' a pas de ressort, ce qu'on trouve ailleurs dans tous les micrométres. Aussi 

 les temps perdus de la vis sont enormes; les lectures sur une méme raie, prises 

 dans Tun et dans Tautre sens différent de non moins de O, is tour. Il faut donc tou- 

 jours tourner la vis dans le méme sens et au reste opérer avec une certaine prudence, 

 mais avec ces précautions les mesures réussissent ä merveille. 



') Publicationeu des Astropliysikalischeu Observatoriuius zu Potsdam. Vol. I, p. 139. 



