110 N.-C. DUNÉK, SUR LES ÉTOILES A SPECTRES DE LA TROISIEME CLASSE. 



poiirquoi les loiigueurs cFonde qu'on a trouvées sont souvent trop petites. Cest quori 

 a fuit les pointages sur le maximuin d'intensité. 



Lorsqu'il s'agit de inesures des longueurs d'onde des principales bändes dans les 

 spectres Illb, on peut éviter la plus grande partie de Terreur causée par la largeur de 

 la fente, en pla(;ant celle-lä précisément au foyer des rayons en question. Car alors 

 la largeur de rimage lumineuse ne devient plus grande que le diamétre apparent de 

 Tétoile. 



Dans notre lunette une étoile double dont les composantes sont de la S*""" gran- 

 deur est parfaitement dédoublée si la distance s'éléve ä 0",5. Si la largeur de la fente 

 a été 0",5 ou plus, ce qui arrive toujours pour des étoiles si faibles, il faut donc corri- 

 ger les longueurs d'onde d'une quantité qu'on obtient å Taide de notre formule en 

 mettant la largeur de la fente égale ä O","), et cela quand méme on aura placé la fente 

 au foyer du rayon en question. 



La distance focale de notre lunette est de 4310 millimétres, et un tour de la 

 vis moyennant laquelle on ouvre la fente est de 0,sii millimétres ou par conséquent 38". 

 La quantité O", 5 exprimée en tours de cette vis est donc U'',oi3. Par des mesures spé- 

 ciales j'ai trouvé que 0'',ioo de cette vis correspond ä 0'',033 de la vis micrométrique du 

 spectroscope. Les 0",5 exprimées en unités de cette vis sont donc O^jOUi. Par consé- 

 quent il faut corriger les mesures de: 



+ O'', 002. 



Ce développement perd de sa validité pour les spectres Illa; car ici plusieurs 

 des bändes sont terminées par des raies tellement fortes, que les pointages se portent 

 nécessairement sur elles; ces mesures sont donc exemptes des erreurs systématiques. 



Pour déterminer les positions des foyers des rayons ä différentes longueurs d'onde, 

 j'ai employé la méthode inventée par M. le prof. Vogel ^). J'ai fait usage du spectro- 

 scope universel méme, sans lentille cylindrique, et j'ai déterminé les points jusqu'auxquels 

 il a fallu rapprocher la fente de Tobjectif de la grande lunette, pour que Timage spec- 

 trale d'une étoile de la premiére grandeur eut, aux endroits qui répondent aux longueurs 

 d'onde données, une largeur aussi petite que possible. J'ai obtenu les suivantes valeurs: 



Long. d'nnde. 



flfC 



720 



Zect. 



171711 



0,7 



Long. Wonde. 

 l-ia 

 640 



Lect. 



mm 

 1,9 



Long. d'onde. 

 uu. 



560 



Lect. 

 mm 

 1,0 



Long 



'. d'onde. 

 uu 

 480 



Leet. 



mm 



4,0 



710 



4,7 



630 



1,7 



550 



1,0 





470 



5,2 



700 



3,9 



620 



1,6 



540 



1,1 





460 



6,7 



690 



3,3 



610 



1,5 



530 



1,3 





450 



8,2 



680 



2,8 



600 



1,4 



520 



1,5 





440 



10,0 



670 



2,5 



590 



1,3 



510 



1,9 





430 



12.8 



660 



2,2 



580 



1,2 



500 



2,4 





420 



15,s 



650 



2,0 



570 



1,1 



490 



3,2 





410 



19,0 



Les chiflres dans la colonne Lect. dénotent les lectures sur une échelle, divisée 

 en millimétres, qui se trouve sur le tirage du micrométre de la grande lunette. 



Les mesures aux deux systémes Ss IQ et Ss IT ont été faites de la suivante 

 maniére. Apres que la lentille cylindrique eut obtenu sa juste position, j'ai visse le 



') Monatslferichten der Könglichen Akademie der Wissenscliaften zii Berliii. 29 April 1880. P. 436. 



