KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. 21. N:0 2. 111 



spectroscope ä la lunette, et apres avoir trouvé le spectre de Tétoile, j'ai rendu la fente 

 si étroite que la iumiére du spectre Ta adinis. Pour « Orionis la largeur de la fente 

 a été ä peu prés ^V de raillimétre et pour les étoiles de la 6°°'' grandeur iV de millimétre. 

 Gette operation faite, j'ai raené le prisme de comparaison au devant de la fente, et j'ai 

 pris quelques pointages sur la raie du sodiuin, apres avoir eu soin de faire d'abord 

 coincider avec elle, le point zéro adopté. Puis, j'ai écarté le prisme de comparaison, 

 et j'ai pris des pointages sur quelques bändes ou raies du spectre, apres quoi j'ai passé 

 de nouveau ä la raie du sodium, et ainsi de suite, jusqu'a ce que toutes les parties 

 en question étaient raesurées. En faisant ces mesures, j'avais placé la fente aux di- 

 stances de Tobjectif de la grande lunette ou les raies sur lesquelles se portaient les 

 mesures devenaient si nettes que possible, et comme marque dans Toculaire jai employé 

 Faiguille. 



Au commencement, j'ai raesuré de la méme maniers aussi les bändes principales 

 des spectres III b. Mais apres avoir re^u la marque luisante, j'ai trouvé bientöt qu'å 

 Taide d'elle les mesures de ces bändes pouvaient se faire avec une sureté notablement 

 plus grande, et sans tout danger de commettre des erreurs S3'stématiques, ce qui n'est 

 nullement le cas de Taiguille, (jui disparait ii Tapproche de la bände. J'ai donc négligé 

 toutes les mesures antérieures de ces bändes, et j'ait fait toutes les suivantes a Taide 

 de cette marque, en ötant la lentille cylindrique et en plagant la fente exactement dans 

 le foyer de chacune des rayons en question. 



De ce que que je viens de dire sur la raaniére de laquelle j'ai fait ces mesures 

 il s'ensuit que leur exactitude dépend entiéreraent de la parfaite co'incidence entré les 

 raies qu'on obtient par le prisme de comparaison et les mémcs raies obtenues en faisant 

 entrer directement la Iumiére dans la fente. Des recherches faites sous ce point de 

 vue étant par conséquent de la plus grande importance, .fai employé plusieurs raétliodes 

 différentes entré elles. D'abord, j'ai comparé au Ss IV' la raie D dans les spectres 

 d'Åldebaran et d'Arcturus avec la raie du sodiuin par le prisme de comparaison, et 

 j'ai trouvé un accord parfait. Puis, j'ai rendu visible, en faisant reposer le spectroscope 

 sur le banc dont j'ai parlé plus liaut, en méme temps les raies du sodium, fournies 

 par deux lampes a alcool, desquelles Tune était placée directement au devant de la 

 fente, et Tautre a coté du spectroscope au devant du prisme de comparaison. Les deux 

 lignes de Iumiére (Dj et D.,) qu'on voyait alors, se continuaient k travers le spectre 

 sans la plus légére interruption. Finalement, en employant le Ss VI, j'ai ajusté avec 

 un grand soin la pointe de Taiguille sur Tune des raies du sodium, obtenues ä Taide 

 du prisme de comparaison; puis, j'ai écarté ce prisme, et j'ai fait passer la Iumiére 

 directement par la fente. J'ai vu immédiatement, que Taiguille coincidait toujours 

 exactement avec la raie en question. Ces expériences me semblent prouver qu'il n'y 

 a de diftérence sensible dans la position d'une raie, vue directement et ä Taide du 

 prisme de comparaison. 



Je n'ai que peu de möts å ajouter sur ma maniére de communiquer les mesures 

 suivantes. J'ai cru inutile de publier les resultats des pointages isolés; c'est la moyenne 

 de tous les pointages sur une raie donnée pris dans une méme nuit que je donne, 

 pourvu qu'ils se sont suivis sans interruption par des pointages sur d'autres raies et 



