KONGL. SV. VET. AKADEiMIKNS HAN l)LIN(iAH. liANl). 26, 



n:() i. 





1886. 



1888-89. 



XIV 



35^444 



35^437 



XV 



•14 .?fi/, 



44 .247 



XVI 



48 .7?(i 



48 .724 



XVII 



53 .349 



53 .375 



Diese Bestiniinungen dev Fadeudistanzen beruhen auf" Durchgaugsbeobachtungen 

 derselben Polsterne, welche bei Längenbestimmung benutzt wurden. 



Bei den Beobachtungen voni Jahre 1885 ■wurde Riicksicht aiif die friiher getuiidene 

 Ungleichheit ^ der Za|)feu genommen, welche 



V— O ^ + 0''.068 ± O'.oo3 beträgt. 



Im Winter 1885 — 1886 aber wurden die Zapfen etwas abgeschliffen, wonach keine 

 Ungleichheit derselben bemerkt wurde. 



Ein Scalatheil des Niveaues wird wie friiher — O'.07O3 angenoramen. 



Das von Dr. Lakssén benutzte Passageninstrument, welches der Stockholmer Stern- 

 warte gehört und von Repsold verfertigt ist, hat ein gebrochenes Fernrohr von 69 Milli- 

 meter freier Objectivöffnung. Das däran hängeude Niveau stiitzt sich an drei Punkten 

 des Instruments, nämlich an den beiden Achsenzapfen und unten bei dem niederen Theile 

 des Instruments bei der Mitte des Niveaus. Bei der Umlegung geschah eine Gleitung der 

 Niveaufassung gegen die festen Theile des Instruments, bei welchen ich Spuren einer 

 kleinen Einwirkung auf den Nullpunkt des Niveaus bemerken konnte. Um diese nach- 

 theilige Einwii-kung ^vegzuschaffen öder wenigstens zu vermindern, \vurde die bei der 

 Gleitung entstehende Friction durch eine angebrachte Rolle vermindert. Die Ablesungen 

 des Niveaus zeigten nach dieser ^^eränderung• keine merkbare Nullpunktsveränderung bei 

 der Umlegung. 



Dies Instrument gestattet zwar eine Verschiebung von circa 6° in Azimuth fur 

 eventuelle Zeitbestimmungen im Verticale des Polarsterns, welche Beobachtungsmethode 

 jedoch nicht angewandt wurde. 



Die benutzten Fadeudistanzen, welcdie durch die Polsterne der Längenbestimmuugen 

 evaluirt waren, sind folgende: fiir die Jahre 





1885. 



1886. 



1888 1889. 



I 



50'.iU4 



50'.415 



50'. '.02 



II 



45 .511 



45 .368 



45 .480 



III 



42 .254 



42 .163 



42.148 



IV 



38 .089 



38 .025 



37 .984 



v 



33 .903 



33 .888 



33 .860 



VI 



30 .845 



30 .705 



30 .738 



VII 



15 .443 



15 .403 



15 .372 



VIII 



.0110 



.000 



.000 



' »Bestämiiiug af longitudsskilnaden luellan Stockholm och Upsaht' siehe: Iakttagelser vid Stockholms 

 observatorium, Band I. 



