KOSEN UND U. 



LAHSSEN, 





1885. 



IX 



15 '.37 1 



X 



.SO .762 



XI 



o 4 .4 '.9 



XII 



38 .544 



XIII 



42 .720 



XIV 



46 .2.57 



XV 



51 .329 



P. G. KOSEN UND V. LAHSSEN, TELEGKAPHI8CHK LÄNGENBESTIMMUNGEN. 



1886. 1888-1889. 



15 '.363 15'.400 



30 .823 30 .873 



34 .400 34 .468 



38 .578 38 .664 



42 .730 42 .794 



46 .255 46 .344 



51 .313 51 .414 



Dei- Werth eines Theiles der Scala der Hängelibelle wurde im Mittel aus zahlreichen 

 Bestiramungen = 0''.0992 gefunden. 



Der selir kleiiie Werth des Zapfeiiunterschiedes ist iu der Rechnung nicht beriick- 

 sichtigt. 



Die Schaltbrette sind nach dem Principe construirt, dass alle Ströme, sowohl die 

 lokalen als die Linienströme, in gleicher Starke und gleicher Richtnng die Elektromag- 

 nete der Relaisen durchlaufeu sollen. Nachdem dei- Norinalstrom ermittelt ^vorden, \\urde 

 meist fur jede Reihe von Vergleiohungen der beiderseitigen Uhren bei der einen Station 

 (/C. B. der östlich gelegenen) 20 abgehende Signale gesandt, wonach der Empfang von 40 

 ankoinmenden erfolgte und so endlich 20 Signale wieder gegeben. 



Da ttbrigens die Construction dei' Schaltbretten in hauptsächlicher Uebereinstiinnuing 

 mit der von dem preussischen geodätischen Bureau angewandt ist, halte ich es fur uber- 

 fliissig dieselbe zu beschreiben. Diese Construction hat sich auch raeiner Erfahrung nach 

 völlig bewährt. 



Bei der Uhrvergleichung mit Hulfe des elektrischen Telegraphen sind sehr oft Stö- 

 rungen auf den Linien Stockholm — Göteborg und Hernösand — Haparanda entstanden. Die 

 Ilrsachen dieser Störungen sind wahrscheinlicli theils zufälligen Contacten, theils dei' Luft- 

 electricität zuzuschreiben. Demzufolge war die StromstRrke bisweilen und sogar inmitten der 

 Operationen sehr veränderlich, wodurch ein nachtheiliger Einfluss auf die Uhrvergleichung zu 

 befiirchten war, da die Schnelligkeit in der Action der Receptivapparate A\esentlich von 

 der Inteusität des electrischen Stromes abhängt. Da indessen die Relaisen von einer vor- 

 zuglichen Construction waren und eine ausgezeichnete Constanz fiir Ströme von verschie- 

 dener Starke besassen, war es zu vei'muthen, dass die durch die Rheostaten regulirte 

 Stromstärke fur den beabsichtigten Zweck völlig geniigend war. ' Uebrigens ist es sehr 

 wahrscheinlich, dass der von den Registrirsignalen herriihrende Fehler der Langenbestim- 

 raung liberhaupt viel kleiner ist, als der aus der Unsicherheit der Zeitbestiramung ent- 

 stehende, was unmittelbar aus der geringen Veränderlichkeit der einfachen Stromzeit 

 hervorgeht. 



' Es soll auch bemerkt werdeii. dass die beinalic vollkommen identiscben Rehiis vor dem Aufaiig der 

 Bcobachtungeii genau gleicb empfindlicb justirt wurden, uud in der Regel nachber wäbrend der ganzen Beob- 

 acbtuugszeit in uuverändert gelassener Stellung geblieben sind. 



