KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 26. N:0 5. 9 



durch flie eine Spalthälfte z. B. das Lieht eines Chrombogens auf die photographische 

 Platte zugelassen und dveht darauf die Lampenplattform 180° öder bis die Feder wieder 

 einschnappt, so gelangt nunmehr durch die zweite Spalthälfte das Licht des zweiten z. B. 

 Eisenbogens und dieser Umtausch der Lichtquellen erfolgt dabei so sanft und genau, dass 

 weder Erschiitterungen noch Centrirfehler entstehen können. Bei der Entwicklung der 

 Platte erhält man dadurch die beiden Spectra in genauem Anschluss an einander, so dass 

 uber etwaige Liniencoincidenzen mit der grössten Sicherheit geurtheilt werden känn. 



Die als Electroden benutzten Kohlenstäbe wurden durch eine hiesige electrotechnische 

 Anstalt von Siemens in Berlin bezogen. Dieselben sind sehr rein und zeigen nur wenige, 

 in der Regel ziemlich lichtschwache Metalllinien. Nur im Ultravioletten treten die stRr- 

 keren Eisenlinien in vermehrter Zahl und Intensität auf, ohne jedoch derart zu stören, 

 dass ihre Trennung von den eigentlichen Linien des zu untersuchenden Metalls irgend 

 welche Schwierigkeit darböte. Dagegen häufen sich im Violetten und Ultravioletten die 

 Elementarlinien der bekannten Kohlenbanden dermassen, dass in diesem Gewirr die schwä- 

 cheren Metalllinien gänzlich verschwinden. Fur diese Spectraltheile miissten daher Elec- 

 troden aus anderem Material benutzt werden und ich habe dazu schliesslich dicke Stäbe 

 aus electrolytisch ausgefälltem Kupfer geAvählt, von denen der untere zur Aufnahme des 

 Metallfragments kraterförmig ausgehöhlt wurde. Der Kupfer besitzt bekanntlich im unteren 

 Ultraviolett nur einige wenige, verschwommene, leicht zu erkennende Linien und eignet 

 sich daher zum vorliegenden Zweck sehr gut; Ijedoch hat man dabei mit dem Uebelstand 

 zu kampfen, dass der Bogen oft nur mit Sch-wierigkeit und durch häufiges Speisen mit neuem 

 Material dazu zu bringen ist, auf das eingefiihrte Metallfragment zu ijbergehen. Seine 

 Tendenz, seitwärts von diesem direct zwischen den Kupferstäben zu iibergehen, macht ein 

 stetiges Ueberwachen während der Exposition unerlässlich, ohne dass man auch dann iiber die 

 wirkliche Dauer derselben in Bezug auf das eingefiihrte Metall änders als angenähert ent- 

 scheiden könnte. Indessen ist es mir jedoch gelungen in dieser Weise sehr gute Negative 

 der fraglichen Spectraltheile zu erzieien, auf denen die Linien des Metalls mit Leichtigkeit 

 sich haben bestimmen lassen. 



VVas die photographische Technik betrifft habe ich fast dnrchgängig das fruher be- 

 folgte Verfahren benutzt. Versuche mit verschiedenen Entwicklern, wie Hydrochinon 

 Eikonogen u. s. w. haben mir keine nennenswerthe Vortheile iiber das Eisenoxalat ge- 

 währt, weshalb auch dies Präparat bis auf die letzte Zeit benutzt wurde. Neuerdings ist 

 jedoch ein Präparat in den Handel gebracht worden, welches als Entwickler ftir Aufnahmen 

 vorliegender Art sich ausserordentlich vortheilhaft erwiesen hat, nämlich das Diamido- 

 phenol. Die grosse Energie, welche diese Substanz als Entwickler besitzt, macht dieselbe 

 besonders dann schätzenswerth, wenn die Exposition fiir gewöhnliche Entwickler zu kurz 

 gewesen, ein Fall, der bei meinen Spectralaufnahmen wegen der grossen Dispersion häutig 

 genug eintritt. Aber auch in solchen Fallen, wo ohne Schwierigkeit eine hinreichende Be- 

 lichtung gegeben werden känn, ist die Möglichkeit, dieselbe auf ein Viertel öder mehr 

 reduciren zu können, von so erheblicher Bedeutung, dass dadurch die Anwendung des 

 neuen Präparats ohne weiteres geboten erscheint. Abgesehen von dem Zeitgewinn lässt 

 sich naralich daraus ausserdem eine grössere Schärfe der Aufnahmen erwarten, weil bei 



K. Sv. Vet. Akad. Handl. Band 26. N:o 5. 2 



