KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLTNGAR. BAND 26. N:0 5. 11 



werkstelligen, in deneii die Wellenlängendiffereiiz der l)eti'eft'eMdeii Cliroin- und ]']i.sciiliiiipii 

 die Grcnze + O, na A. K. iiicht untersteigt. Bei Ideinerom Al)staiid der Liiiien voii eiii- 

 ander öder bei völliger Coiiicidenz lässt sicli aus dem Iiiteusitätsverhaltnis.s gcwölinlich 

 die Abstammung dei'selben entscheiden. 



Nachdein in solcher Weise ein provisorischer Catalog der Chronilinien erlialtcu wjir, 

 wurde zu den delinitiven Messungen geschritten. Dazu wurde dieselbe Theihnaschiiie von 

 Pereaux benutzt, welche zu meinen friilieren Messungen des Thonerdespectrunis gedient 

 hatte. Als Normallinien wurden RowLAND'sche Standards in Abständen von etwa 20 — 30 

 A. E. genomnien, mit welchen die Metalllinien durch 3 unabliängige Einstellungeii lineär 

 verbunden wurden. Die erhaltenen Wellenlängeu schliessen sich demnaeli dem letzten 

 RowLAND'schen, auf Bell's verbesserte Wellenlänge der iJ>-Iinien gegriindeten System 

 strenge an. Um schliesslich die Linienpositionen gegen Fehler durch zufällige Verziehun- 

 gen der Gelatinhaut sicher zu stellen, habe ich zwei derartige Messungsreihen iminer auf 

 verschiedenen Plätten ausgefiihrt und aus den Resultaten derselben die Mittel als definitive 

 Wellenlänge angenommen. Wie nahe die Werthe der beiden Reihen mit einander i'ibei'- 

 einstimmen, lässt sich ani besten aus der folgenden Tabelle ersehen, in welcher von 763 

 gemessenen Linien die Anzahl (N) der Fälle aufgefiihrt ist, in denen die jedesmaligen 

 Werthe um den beigeschriebenen Betrag (J) von einander abAveichen: 



/J =^0,00 Å. E. iV"= 119 



0,01 203 



0,02 162 



0,03 121 



0,04 69 



0,05 37 



0,06 21 



0,07 16 



0,08 7 



0,09 3 



0,10 O 



> 0,10 5 



Da der wahrscheinliche Fehler einer Wellenlänge auf etwa + 0,02 bis + 0,03 A. E. 

 geschätzt werden känn, so sieht man hieraus, dass nur in 52 Fallen öder 7 % des Ganzen 

 die Abweichuno-en dei- beiden Reihen von einander die Grenzen der wahrscheinlichen 

 Messungsfehler iiberschreiton. Unter solchen Verhältnisseu wird der Schluss berechtigt 

 erscheinen, dass Verziehungen der emptindlicbeii liaut von einem hier schädlichen Betrag 

 als nicht vorhanden angesehen werden können. 



Zur weiteren Beurtheilung der Genauigkeit der erhaltenen Positionen der Chrom- 

 linieii bietet das neulich von Rowland^ veröftentlichte erweiterte Verzeichniss von Normal- 

 linien ein sehr erwiinschtes Mittel. Als Grundlage dieses Systems dient die absolute 

 Wellenlänge der D^-Wnie, fiir welche Rowland die folgenden Bestinunungen benutzt: 



* Astrouomy and Astrophysics 1893, p. 321. 



