— 132 — 



6. L. Reicher (Bern). — übe?- die klinische Bedeutung der osmo- 

 tischen Häinolyse. 



Autoreferat niclit eingegangen. 



7. H. Sahli (Bern). — Demonstration des Schapowaloff'sciten Puls- 

 sammlers zum SahWschen Volumholometer. 



Die Volumbolometrie bestimmt in absoluten Werten (ccm) das totale 

 Pulsvolumen (den systolischen Füllungszuwaclis) für 5 cm Längenaus- 

 dehnung der Radialis, im Gegensatz zur Plethysmographie, welche nur 

 die systolische Erweiterung der Arterie nach aussen ergiebt. Durch Mul- 

 tiplikation des bolometrischen Pulsvolumens mit der Pulsfrequenz erhält 

 man das Minutenpulsvolumen. Aus diesen Volumwerten erhält man durch 

 Multiplikation mit dem Gegendruck, unter welchem sie gewonnen wurden 

 (Optimaldruck) und dem spezifischen Gewicht des Quecksilbers die Ein- 

 zelpulsarbeit und Minutenpulsarbeit der Radialis ebenfalls in absoluten 

 Werten (g • cm). 



Der Schapowaloff'sche Pulssammler löst die Aufgabe, das Minuten- 

 pulsvolumen durch ein dii'ektes Verfahren und ohne jene Multiplikation 

 zu bestimmen. Dies ist hauptsächlich nützlich bei unregelmässigen Pulsen, 

 bei welchen die Ablesung jedes einzelnen Ausschlages nicht mit Sicher- 

 heit möglich ist. Aber auch bei regelmässigen Pulsen hat die Verwen- 

 dung des Pulssammlers Vorteile, da bei dem Multiplikationsverfahren 

 die respiratorischen Schwankungen der Pulsgrösse nicht exakt genug 

 berücksichtigt werden können. 



Das Instrument ist nach dem Typus der Wasseruhr konstruiert. 

 Jeder Puls bringt ein ihm äquivalentes Volumen Flüssigkeit (Alkohol) 

 zum Abfliessen aus einem obern in ein unteres Gefäss. Die Aufgabe 

 wäre theoretisch in einfachster Weise lösbar durch Verwendung von 

 Ventilen ; jedoch sind alle Ventile für die zur Verfügung stehenden, 

 durch die Flasche des Volumbolometers auf ein Minimum reduzierten 

 Druckkräfte viel zu träge. Dagegen ist die Lösung der Aufgabe in 

 praktischer und sehr einfacher Weise gelungen durch die Verwendung 

 von Oberflächen- bzw. Meniscus- oder Kapillarkräften. 



Die nach Art einer Wasseruhr senkrecht mit einander verschmol- 

 zenen Glasgefässe werden zwischen den pulsierenden Index des Bolo- 

 meters und die zu demselben gehörige Flasche eingeschaltet. Die beiden Ge- 

 fässe kommunizieren miteinander durch eine runde Öffnung von zirka 6 mm 

 Durchmesser. In dieser lässt sich ein Glasstäbchen senkrecht verschieben, 

 welches an seinem Umfang zwei konisch geformte ungleich grosse Längs- 

 rinnen trägt. Hierdurch wird die Kommunikationsöffnung in zwei un- 

 gleich grosse Öffnungen zerlegt, die sich durch Längsverschiebung des 

 Stäbchens in ihrem gegenseitigen Grössenverhältnis verändern lassen. 

 Ist das Instrument zu seinem Gebrauch instand gesetzt, wobei das 

 obere Gefäss den Flüssigkeitsvorrat enthält, so bilden sich an den beiden 

 Teilöffnungen ungleich grosse nach unten konkave Menisken, deren Grösse 

 mit der Grösse der Teilöffnungen sich durch die Verschiebung des Stäb- 

 chens nach Belieben verändern lässt. Die Pulseinwirkung macht sich 



