DES SCIENCES NATURELLES. 21 



effectives de ces stations de montagne en champ libre 

 sont beaucoup plus considérables et nous savons qu'à 

 cause des vents violents qui accompagnent ces condensa- 

 tions les pluviomètres habituels ne se montrent pas suffi- 

 sants. Le réservoir offrant une certaine résistance au 

 vent, l'air passe plus rapidement sur la surface réceptive 

 et de ce fait la condensation est moindre dans le pluvio- 

 mètre. Le déficit est d'autant plus grand que le vent est 

 plus fort et la perturbation que cela occasionne beaucoup 

 plus accentuée par la neige que par la pluie. C'est pour- 

 quoi les résultats annuels indiqués ci-dessus pour les 

 stations de montagne où la neige tombe en grande quantité 

 sont tellement plus faibles que les résultats obtenus dans 

 la plaine. 



Il est donc absolument nécessaire d'employer un dispo- 

 sitif de protection artificiel pour les pluviomètres devant 

 fonctionner dans les stations de montagne. Il existe deux 

 instruments dans ce genre : 



1° Lq Protecteur de Wild, employé par Wild dans les 

 stations météorologiques de Russie avec les meilleurs 

 résultats, mais qui est inutilisable dans les montagnes. 



2° Nipher s'est servi d'un pluviomètre ordinaire en 

 l'entourant d'un entonnoir dont la partie étroite enve- 

 loppe le réservoir inférieur et dont le bord supérieur et le 

 plus large se trouve à peine plus élevé que le bord supé- 

 rieur du réservoir. Le but de l'entonnoir est de refouler 

 le vent vers le bas. de manière à ce qu'il y ait au-dessus 

 de la surface réceptive le mouvement normal de l'air qui 

 entoure le pluviomètre. Cet instrument a donné d'excel- 

 lents résultats; il a le seul inconvénient d'être très vite 

 plein et par conséquent inutilisable en hiver par de grosses 

 chutes de neige. Pour remédier à cet inconvénient, comme 

 c'est justement en hiver que le pluviomètre est appelé à 

 rendre le plus de services, les modifications suivantes y 

 ont été apportées. Le bord inférieur de l'entonnoir n'est 

 plus fixé au réservoir, mais en est éloigné de iO cm. 

 environ afin que la neige qui tombe dans l'entonnoir puisse 

 traverser. De cette manière il ne se produit aucun amon- 



