— 170 — 



chaude. Le système ainsi formé se trouve dans un four dont la tempé- 

 rature est mesurée par un couple Platine-Platine rhodium. D'après la 

 loi de Tait, la force thermoélectrique du premier couple n'est pas altérée 

 par la présence de l'alliage étranger: aux points de transformation, la 

 chaleur dégagée ou absorbée par l'alliage élèvera ou abaissera la tem- 

 pérature du couple par rapport à celle du four. Un moyen rapide de 

 déterminer la variation produite est d'opposer par la méthode de com- 

 pensation la force électromotrice du couple Platine-Platine rhodium à 

 une fraction de la force électromotrice du couple constantan-cuivre. 

 Un premier étalonnage de ce dernier, effectué sans la présence de l'alliage, 

 sert de comparaison. Dans la recherche des points de transformation, 

 ceux-ci sont mis en évidence par une déformation de la courbe et une 

 variation locale de la force thermoélectrigue. 



10. Hans Zickendraht (Basel). — Der radiofelegraphische Sender 

 der physikalischen Anstalt Basel. 



Der Verfasser hat für die Radioversuchsstation Basel einen Ton- 

 funkensender konstruiert, der — vorläufig bis zu 300 Watt Antennen- 

 leistung ausgebaut — namentlich Unterrichtszwecken dienen soll. Ein 

 eichenes Pult enthält den zweipferdigen Antriebsmotor für den Wechsel - 

 Stromgenerator, der bei 28 Polpaaren und der normal verwendeten Touren- 

 zahl von 2600 pro Minute 1213 Perioden, am Sender die Tonhöhe 2426 

 liefert. Ein eisengeschlossener Transformator erhöht die Spannung des 

 Generators auf den jeweils zum Betriebe der Stossfunkenstrecke erforder- 

 lichen Wert. Als Primärkapazität wurde eine Batterie von 0,028 MF 

 Kapazität gewählt, die Primärselbstinduktion ist eine Kupferbandflach- 

 spule mit Kurbelschleifkontakt, unter welcher sich eine ausklappbare 

 zweite Flachspule als Kopplungsvariometer befindet. Antennenvariometer 

 und -ampèremeter dienen der scharfen Antennen-Abstimmung, Einstellung 

 auf Stosserregung und Regelung der Tonreinheit. Der Wellenbereich 

 ist vorläufig kontinuierlich von 900 bis 1350 Meter einstellbar, wird 

 später aber erweitert werden. Die ausgestrahlten Wellen sind verhält- 

 nismässig schwach gedämpft; die 1000 m Welle hat z. B. das Dekrement 

 (5 ==0,096; der gegenüber andern Sendeanlagen hohe Ton lässt sich 

 sehr rein einstellen. 



11. Pierre Weiss (Strasbourg). — Les expériences de Théodo- 

 ridès et de Kopp et le Magnéton. 



Voir le résumé de cette communication dans „Archives des Sciences 

 physiques et naturelles", n*' de sept.-oct. 1920. 



12. Emile Steinmann (Genève). — Be Vetnploi de l'acétylène dans 

 les moteurs à explosion. 



L'auteur rapporte sur les essais qu'il a faits sur ce sujet. 



Le moteur à explosion réglé pour fonctionner avec le gaz de ville, 

 la benzine, le benzol, etc., peut être alimenté sans autre avec de l'acé- 

 tylène, pourvu que la prise d'air puisse être ouverte suffisamment. 



