— 112 — 



est conduit à se demander en quoi consiste l'avantage de la nouvelle 

 combinaison, dans laquelle la lame bimétallique est rétablie. 



Les difiScultés que rencontrent les régleurs dans l'ajustage d'un 

 balancier tiennent à la nécessité d'assurer, à toutes les températures, 

 à la fois son action compensatrice et son équilibre. La première dépend 

 de la somme des actions des deux lames, le second, de l'égalité cons- 

 tante de cette action. En outre, on doit, dans l'établissement des courbes 

 terminales du spiral, tenir compte de l'action de la force centrifuge sur 

 la forme des lames, qui, dans l'association d'un spiral d'acier avec un 

 balancier compensateur ordinaire, atteint 12 secondes par jour comme 

 différence entre les grandes et les petites oscillations ; cette action est 

 réduite au cinquième environ par le balancier Gruillaume corrigeant 

 l'erreur secondaire. 



Or, le métal d'un balancier muni de notre affixe compensateur 

 pourra toujours être choisi de telle sorte que le résidu non compensé 

 soit ramené à une quantité dont l'ordre de grandeur n'excède pas le 

 centième de celle que l'on demande au balancier compensateur associé 

 au spiral d"acier, et les causes perturbatrices que le régleur devra 

 combattre seront réduites dans une proportion analogue. L'équilibre à 

 toute température, dont la presque totalité est assurée par la partie 

 monométalliqne du balancier, sera facilement atteint; les effets de la 

 force centrifuge sur cet organe seront d'emblée complètement négli- 

 geables et permettront de ramener le réglage vers les courbes de Phil- 

 lips pures, facilitant ainsi l'obtention de l'isochronisme. 



Comparativement au système du balancier compensateur et du 

 spiral d'acier employé depuis près de deux siècles en Chronometrie, notre 

 combinaison du spiral d'Elinvar et du nouveau balancier constitué par 

 un simple volant sans aucune proéminence, abaissera d'un tiers environ 

 le coefficient barométrique. Cette solution comporte des alliages pratique- 

 ment insensibles aux effets de l'aimantation ; un autre avantage du 

 nouveau couple régulateur réside dans sa très faible oxydabilité, offrant 

 ainsi un moindre danger d'altération permanente des marches du chrono- 

 mètre en présence de l'humidité. 



5. Paul Ditisheim (La Chaux-de-Fonds). — Nouveau chronomètre 

 de marine à seconde centrale. 



En vue d'accroître la facilité et la précision de l'observation des 

 chronomètres dans la détermination des positions en campagne, nos 

 Ateliers ont apporté à la construction de ces instruments diverses trans- 

 formations qu'il nous parait intéressant de communiquer à la Section. 



Au lieu de s'offrir au regard avec la disposition ordinaire des deux 

 aiguilles d'heures et de minutes centrales, le nouveau chronomètre pré- 

 sente ces deux aiguilles en un petit disque excentrique, à l'endroit où, 

 habituellement, chemine la trotteuse. L'aiguille des secondes élevée au 

 rang d'index principal, se déplace au contraire sur toute la surface 

 limitée par la division extérieure en 60 parties, ou plutôt en 120 demi- 

 parties ; la seconde ayant, dans un chronomètre, beaucoup plus d'im- 



