— 172 — 



20. A. Amslee (Schaff hausen). — Demonstration eines neuen Tono- 

 meters zur Messung des Druckes im Auge. 



Das hydrostatische Tonometer ist ein Instrument, mit dem man 

 den Druck im Auge messen kann, ohne dass man dieses unempfindlich 

 zu machen braucht. 



Bei geschlossenem Lid wird auf das Auge ein Taster aufgesetzt 

 und in diesen von aussen her ein hydrostatischer Druck eingeleitet, 

 der so lange gesteigert wird, bis er dem Flüssigkeitsdruck im Innern 

 des Auges das Gleichgewicht hält. Der Augenblick, in dem Druckgleich- 

 heit eintritt, wird durch die Formänderung des Auges kenntlich gemacht. 

 Der Taster, der auf das Auge aufgesetzt wird, besteht aus einem Hüt- 

 chen mit daran anschliessendem Capillarrohr. Das Hütchen ist von einer 

 dünnen, biegsamen Haut abgeschlossen. Hütchen und Capillarrohr sind 

 mit Wasser gefüllt. Das Capillarrohr steht durch einen Schlauch mit 

 dem Druckerzeuger in Verbindung und dieser übermittelt seinen Druck 

 pneumatisch auf das Wasser im Taster. Das Capillarrohr ist durch- 

 sichtig, so dass man den Stand der Wassersäule in seinem Innern er- 

 kennen kann. Die Einrichtung zur Druckerzeugung im Taster besteht 

 aus zwei Glasgefässen, die zur Hälfte mit Wasser gefüllt sind und unten 

 durch einen Schlauch miteinander in Verbindung stehen. Das eine der 

 beiden Gefässe ist oben offen und lässt sich der Höhe nach an einer 

 Skala verschieben. Das andere Gefäss steht fest und ist oben durch 

 einen Schlauch mit dem Tasterrohr verbunden. Schiebt man das oben 

 offene Gefäss in die Höhe, so fliesst etwas Wasser in das untere Gefäss 

 und komprimiert die Luft in dessen obern Teil, bis sie der Wassersäule 

 zwischen den beiden Gefässen das Gleichgewicht hält. Bei Druckgleichheit 

 im Auge und Taster entsteht eine ebene Stelle an der Augoberfiäche, 

 was eine Volumenvergrösserung des Tasterhütchens und ein merkliches 

 Sinken des Flüssigkeitsfadens in der Capillare zur Folge hat. Beim Ein- 

 tritt dieser Erscheinung wird an der Skala des Druckerzeugers der 

 Druck abgelesen, der dann gleich ist dem Druck im Auge. 



21. HcH. HuNZiKER (Adliswil). — üeher das Anregende systema- 

 tischer Korrelationsbestimmungen. 



Es wird an Hand unveröffentlichter Korrelationsbestimmungen nach 

 der Methode von Lipps über das Klima der Schweiz (ohne die drei 

 südlichen Kantone) gezeigt, wie anregend und fruchtbringend derartige 

 Bestimmungen sind. Die Methode von Lipps ersetzt in der Medizin das 

 Stadium der Forschung, wo beim Einzelfall nach Ursache und Wirkung 

 gesucht oder beobachtet wird, durch die kollektive Betrachtungsweise, 

 wo die Streuung des einzelnen Falles nicht überwertet, sondern mit 

 dem richtigen Gewicht in den Rahmen des Ganzen eingefügt wird und 

 wo leicht ersichtlich ist, dass Geschehen am Lebendigen nach Grund 

 und Bedingungen abläuft. 



Nach den Ergebnissen dieser klimatischen (und anderen) Bestim- 

 mungen hat der Eeferent die bestimmte Ueberzeugung gewonnen, dass 

 der Methode von Lipps eine umwälzende Bedeutung für die Methodik 



