UN ICHTHYOMÈTRE NOUVEAU 185 
hauteur depuis le plan sur lequel repose tout le dispositif, 
laquelle hauteur est mesurée sur la règle en question R1 par 
une aiguille & 3 se déplaçant en même temps que la tige t1. 
_ Les qualités essentielles que doit posséder l'appareil, si 
l’on veut obtenir une mensuration exacte, sont les suivantes : 
le pied doit être suffisamment épais et pesant pour donner 
à tout l'ichthyomètre une stabilité réelle; de plus, il est né- 
cessaire que les extrémités des tiges pointues: 11, (2, et 53, 
quand on les rapproche, se rencontrent en un même point, 
puisqu'elles servent, ainsi que nous allons le voir, à prendre 
des dimensions dans un même plan. 
Voyons à présent comment il fonctionne. Prenons un 
poisson de dimensions ordinaires ; placons-le de côté sur la 
table, entre la tige t et le pied P, de manière que son museau 
ait l'extrémité qui touche la tige, son ventre dirigé vers la 
poitrine de l'ichthyologue. Afin d'éviter de déplacer involon- 
tairement l'animal pendant les opérations,ce qui les rendrait 
inexactes, attachons à cette tige une ficelle qui passera par 
le milieu du corps du poisson et sera fixée à la table, à son 
autre bout, par une épingle. C'est sur cette ligne médiane 
que seront prises toutes les longueurs. Par exemple, veut-on 
savoir la distance qui sépare le centre de l'œil, ou la nais- 
sance de l'opercule, de la pointe du museau ? Il n'y a qu'à 
