— 186 — 



von selbst aus, weil der betreffende Schnittpunkt entweder über der 

 Erde liegt, was ausgeschlossen ist, oder weil er in eine Gregend tällt, 

 die sich mit den makroseismischen Feststellungen nicht verträgt oder 

 zu andern mikroseismischen Daten nicht passt. 



Unter Verwendung der oben mitgeteilten Konstanten habe ich u. a. 

 die Methode auf das Engadiner Beben vom 9. Dezember 1917 ange- 

 wendet. Es standen zur Verfügung die gut miteinander stimmenden 

 Daten von Chur, Zürich und Neuenburg. Die Konstruktion ergab ein 

 Hypozentrum, das zirka 1 km südöstlich von Campo vasto in 13 km Tiefe 

 liegt. Das makroseismisch ermittelte Epizentrum Bevers - Au liegt 

 zirka 3 km weiter westlich. Die Zuverlässigkeit der Methode hängt 

 natürlich wesentlich davon ab, welche Genauigkeit den mikroseismischen 

 Daten beizumessen ist und bis zu welchem Grade sich die gemachten 

 Annahmen (lineare Tiefenbeschleunigung, Werte der Konstanten v^ und 

 a) bewähren. Darüber müssen weitere Untersuchungen Auskunft geben. 



2. A. DE Quervain (Zürich) und A. Piccard (Brüssel). — Das 

 neue 20 Tonnen Universalsetsmometer nach Quervain-Piccard der Schwei- 

 zerischen Erdbebemoarte in Zürich. 



Den Plan, den wir in der Versammlung in Schuls 1916 vorgelegt 

 haben, liegt als Frucht jahrelanger Arbeit nun verwirklicht vor. Die 

 Mittel zur Ausführung (durch die Firma Trüb-Täuber & Co. in Zürich) 

 wurden durch die Eidg. Meteor. Kommission aus dem Brunner-Legat 

 bewilligt. 



Die Konstruktion ging in erster Linie von den unmittelbaren Auf- 

 gaben der Erdbebenwarte aus (Aufzeichnung der Nahebeben), insbeson- 

 dere von dem Bedürfnis, von schweizerischen und sonst benachbarten 

 alpinen Erdbeben, die vom Menschen noch deutlich wahrgenommen 

 werden, noch mit Sicherheit brauchbare Registrierungen zu erhalten. 

 Das war mit den bisherigen Apparaten oft nicht möglich ; namentlich 

 fehlte da, wo die S-Phase gerade noch erhalten wurde, doch die in 

 der Amplitude etwa 10 mal schwächere, aber für den Wert des Seis- 

 mogramms entscheidende P-Phase. 



Dies führte zur Forderung etwa 10 mal stärkerer (also ca. 2000 

 maliger) Vergrösserung für die Horizontalkomponente, und das ergab 

 wiederum, wegen der quadratischen Beziehung zwischen Trägheitsmoment 

 und Vergrösserung eines Hebelssystems, für die von uns festgehaltene 

 mechanische Registrierung die Forderung einer trägen Masse von ca. 

 20 600 kg. Der Umfang und die Kosten der Aufstellung einer solchen 

 Masse (in unserm Fall Granatenstahlklötze, vom Schweiz. Generalstab 

 zur Verfügung gestellt) und der Wunsch, doch alle drei Komponenten 

 zu messen, führte dazu, dieselben von einer Masse registrieren zu 

 lassen. Als Periode wurde 3 Sekunden gewählt, was auch den Anfang 

 von Fernbeben noch mit sehr guter Vergrösserung gibt (ca. 500 mal), 

 wälirend die langen Wellen zurücktreten. 



Das Postulat der Vertikalkomponente führte zu der Notwendigkeit, 

 die Aufliängefedern zu einer längeren Periode zu bringen durch eine 



