— 196 — 



12. Paul Ditisheim (La Chaux-de-Fonds). — Chronomètre à 

 ancre battant la seconde. 



Le type de clironomètre présenté à notre réunion de l'année der- 

 nière, avec amplification de l'aiguille centrale qui assure une grande faci- 

 lité de lecture, a été réalisé industriellement sur bâti unique en deux 

 modèles différents ; l'un avec battement classique de la demi-seconde 

 émis par l'échappement à détente, le deuxième modèle avec cadence 

 du cinquième déterminée par l'échappement à ancre. 



Les astronomes, géodésiens et navigateurs donnent la préférence 

 au modèle à détente, malgré ses inconvénients manifestes quand on 

 transporte l'instrument: „arrêt au doigt", et ce qu'en terme de métier 

 on appelle le „galop." Ces défauts et ces sauts de marche, inhérents 

 au mécanisme même, et qui obligent le voyageur à une attention cons- 

 tante, n'existent pas avec l'échappement à ancre. 



La faveur persistante dont jouit le dispositif de l'échappement à 

 détente, tient en réalité à la grande facilité que, pour le comptage 

 des secondes, il offre à l'observateur employant la „méthode de l'œil 

 et de l'oreille." Pour la stabilité comme pour la précision, le chrono- 

 mètre à ancre n'est pas inférieur à son devancier ; les statistiques des 

 Observatoires l'établissent nettement. 



Partant de ces considérations et suivant les conseils expérimentés 

 de plusieurs membres de notre section, nous avons cherché à condenser 

 en un seul instrument de caractère portatif les qualités des deux systèmes ; 

 l'appareil que nous présentons ici, réunit un échappement à ancre in- 

 diquant les cinquièmes à un agencement marquant le rythme des secondes 

 et qui permet de distinguer les unes des autres chacune de ces secondes. 



Pour le comptage des secondes, il en résulte un progrès appréciable 

 sur le chronomètre à détente employé couramment, lequel bat toutes 

 les demi-secondes. Le présent dispositif fait entendre un battement 

 très net à chaque seconde ; à cet effet, on a réduit dans la proportion 

 de 5 à 1, le total perceptible des oscillations. Avec l'échappement à 

 ancre ce chiffre s'élève à 18 000 par heure, soit 5 vibrations par se- 

 conde, phase par trop rapide pour que l'observateur parvienne à la 

 saisir convenablement. Pour chaque période de 5 oscillations, c'est-à- 

 dire à chaque seconde, un dispositif à contact attire l'armature d'un 

 électro-aimant monté à côté du mécanisme sur une caisse de résonance ; 

 un battement muet vient repérer le commencement de chaque minute. 



Un récepteur téléphonique bipolaire, en place de l'électro-aimant, 

 donne le même résultat que ce dernier dispositif, tout en permettant 

 de percevoir à une plus grande distance le battement des secondes ; 

 d'autre part, l'œil suit aisément les déplacements de l'aiguille du type 

 de chronomètres à seconde centrale, scandés de seconde en seconde, 

 comme sur le cadran d'une horloge astronomique. 



On amplifie à volonté le choc de l'armature de l'électro-aimant 

 monté en relai, ou la vibration de la membrane du récepteur télé- 

 phonique ; dans le frappeur de secondes réduit à un volume extrêmement 

 restreint, la source d'électricité est constituée par une simple pile de poche. 



