— 121 — 



est trois fois plus élevé que pour un chronomètre de poche dé grand 

 format (49,5 mm de diamètre de mouvement). L'importance du coefficient 

 barométrique dépend d'ailleurs aussi de la section du balancier et des 

 profils qui l'avoisinent. ; 



Ces constatations font voir qu'en haute montagne, l'effet dû à la 

 pression atmosphérique se traduit par des résultats identiques à ceux 

 déjà formulés pour des altitudes moins élevées, où s'était jusqu'ici 

 limitée l'observation de nos chronomètres. A 3136 mètres, dans la région 

 alpestre, nous retrouvons le prolongement de la ligne droite ascension- 

 nelle tracée dans nos observations du Jura. ^ 



La simple formule de l'avance des marches proportionnelle à la 

 diminution de la densité atmosphérique, répond bien aux réalités de 

 la pratique : les coefficients barométriques déterminés expérimentalemeût 

 permettent d'évaluer par une simple multiplication, les changements de 

 marche résultant du transport du chronomètre à une altitude quelconque. 



Nous avons cependant constaté qu'après un changement d'altitude, 

 la marche continue généralement à subir l'influence du milieu baro- 

 métrique que l'on vient de quitter ; il se produit dans la journée sui- 

 vante un décalage de marche analogue à ce que l'on observe après 

 le passage d'un chronomètre à une autre température. De même qu'on 

 a pris pour règle d'éliminer dans le calcul des coefficients les chlores 

 de 24 heures où. l'instrument vient de subir un changement de milieu ther- 

 mique, on pourrait taire abstraction du jour correspondant à un change- 

 ment d'altitude. 



• En tout état de cause, il sera toujours utile de noter en regard 

 des marches de l'instrument, non seulement les températures, mais aussi 

 les chiiïres de la pression barométrique. Cette indication révélera la cause 

 de certaines anomalies dans les écarts et son intérêt pratique augmen- 

 tera en raison directe de la qualité du chronomètre. 



Suivant l'avis de M. le Professeur A. de Quervain, nous avons 

 d'autre part observé dans l'air, puis dans le gaz hydrogène, la marche 

 d'un autre groupe de chronomètres et constaté ce fait particulier, que 



' Notons que, lors de recherches entreprises au Mont-Blanc il y a un an, 

 des phénomènes inattendus avaient été révélés en ce qui concerne les chrono- 

 niètres; ceux-ci avaient manifesté une perturbation de marche considérable 

 et les instruments seraient restés, après le transport à l'observatoire Vallot, 

 le siège d'anomalies permanentes attribuées par l'auteur, M. Jean Lecarme, 

 à des causes complexes difScilement explicables, parmi lesquelles l'influence 

 de la gravitation n'était pas exclue. 



Ne faut-il pas en assigner plutôt la raison aux circonstances mêmes du 

 transport des instruments et à la grande difficulté que présentent, avec des 

 installations temporaires, les observations de très haute précision sur de si 

 hauts sommets ? 



Il a paru plus sûr, pour procéder aux présentes expériences de s'en tenir 

 à une altitude d'un tiers moins élevée, comme celle du Gornergrat, station offrant 

 en revanche le bénéfice d'un accès relativement facile, éliminant tout risque au 

 moment du transport des instruments et présentant des conditions irréprochables 

 pour l'observation des chronomètres. 



