( 2 8. ) 



noplastie, les machines électromagnétiques, la déviation de l'aiguille inter- 

 posée dans le circuit accuserait immédiatement, par exemple, la quantité 

 de zinc électro-oxydée en vingt-quatre heures dans chaque élément de 

 la pile, et, par suite, la dépense journalière. 



» Cet exposé de l'état actuel de la galvanométrie m'a paru nécessaire, 

 afin de relever l'importance du dernier point sur lequel je désire attirer 

 l'attention des physiciens, et qui heureusement ne parait pas être entouré 

 de tant de difficultés : je parle de l'unité de résistance. 



» Il y a quelques années que j'avais adressé à M. Poggendorf, de Berlin, 

 une lettre conçue à peu près en ces termes : 



« Je me suis exprimé dans une autre occasion, comhien il serait intéres- 

 » sant et important si, dans leurs recherches galvaniques, les physiciens 

 » exprimaient les mesures des courants dont ils se servent, d'après une 

 » mesure électrolytique et ainsi absolue. Il ne faudrait pour cela, que les 

 » boussoles fussent rapportées à des mesures électrolytiques, etc. Cepen- 

 » dant il ne serait pas moins important, que les physiciens exprimassent les 

 » résistances par une et la même unité, qui serait seulement convention- 

 » nelle et nullement absolue, vu qu'il est très-probable que la résistance 

 » des métaux, même chimiquement purs, présente des différences qui ne 

 » s'expliquent pas seulement par les différences de leurs dimensions. Sup- 

 » posez que vous ayez rapporté vos agomètres et vos multiplicateurs à la 

 » résistance d'un fil de cuivre de i mètre de longueur et i millimètre de 

 » diamètre, on ne peut pas encore avoir la conviction que votre fil de 

 » cuivre et le nôtre aient le même coefficient de résistance. Toutes ces dif- 

 » ficultés disparaissent, si l'on choisit arbitrairement un fil quelconque, que 

 » l'on fera voyager d'un physicien à l'autre, en priant très-poliment ces 

 » Messieurs d'y rapporter les instruments avec lesquels ils ont l'habitude 

 » de mesurer les résistances, et de n'exprimer dorénavant ces dernières 

 » qu'au moyen de cette unité. M. le professeur Magnus vous présentera 

 » donc une petite boite noire, pourvue de deux boutons à vis, et dans 

 » laquelle il se trouve bien mastiqué un fil de cuivre, préservé de l'humi- 

 -) dite; je vous prie de comparer cet étalon de résistance avec votre ago- 

 » mètre, et d'engager M. le professeur Weber, et les autres physiciens qui 

 » s'occupent de mesures galvaniques, d'en faire autant. » 



» Cette boîte, que dans le temps j'avais envoyée à M. Poggendorf, est la 

 même que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie; j'ajouterai qu'elle con- 

 tient un fil de cuivre pesant 22 gr , 49,32, de 7 m ,6ig75 de longueur, et 

 o m , 000667 de diamètre. 



