(455 ) 



instruments est recouverte de batiste ou de mousseline entretenue à un état 

 d'humidité convenable, au moyen de fils qui plongent dans un godet rempli 

 d'eau. 



» Mais on sait quelle difficulté présente la construction de deux thermo- 

 mètres qui soient de marche identique, lorsqu'ils doivent indiquer avec 

 précision un dixième de degré, et surtout, lorsqu'au lieu d'être divisés sur 

 la tige même, de manière que le défaut de cylindricité des tubes se trouve 

 corrigé par un jaugeage rigoureux, ils sont adaptés à une échelle rapportée 

 qui laisse supposer que les tubes sont parfaitement cylindriques. 



» Les deux instruments, ainsi appliqués sur une plaque métallique divisée, 

 se trouvent, en outre, exposés nécessairement aux causes d'erreur qu'occa- 

 sionne le rayonnement de l'enceinte où ils sont mis en expérience. 



» Enfin l'appareil dont il s'agit peut difficilement être transporté, et, par 

 conséquent, être employé dans les voyages. 



» Si l'on considère que les plus grandes différences observées jusqu'à 

 présent en Europe, entre le thermomètre à boule sèche et le thermomètre 

 à boule humide, ne s'élèvent pas à plus de io à 12 degrés centigrades, on 

 concevra qu'un instrument qui, pour toute la longueur de sa tige, ne por- 

 terait que t 5 degrés au plus, mais qui aurait la propriété de conserver cette 

 valeur à toutes les températures atmosphériques, remplirait les conditions 

 les plus favorables à ce genre d'observations. 



» Si, par exemple, la tige de cet instrument a 3 décimètres environ de 

 longueur, elle pourra être divisée en 8 ou 900 parties, et chaque degré cor- 

 respondant ainsi à 5o ou 60 divisions, il sera facile d'observer, à la lecture 

 directe, non plus des dixièmes, mais des cinquantièmes, des soixantièmes 

 parties de degré. 



» L'avantage que présenterait l'emploi de cet appareil serait plus grand 

 encore, si le même instrument pouvait donner, à lui seul, la double indi- 

 cation que fournissent le thermomètre à réservoir sec et le thermomètre à 

 réservoir humide. De marche identique clans les deux cas, il serait ainsi 

 rigoureusement comparable à lui-même clans l'une et i'autre observation. 



» L'application, aux observations psychrométriques, du thermomètre dif- 

 férentiel que j'ai présenté à l'Académie, dans sa séance du 10 janvier 1842, 

 me paraît satisfaire aux conditions que je viens d'indiquer (1). 



(1) Voir, pour les différentes formes à donner à cet instrument, suivant la destination à 

 laquelle on veut le rendre propre, les planches du Bulletin de la Société Géologique 

 de France, tome XIII, et celles des Annales de Poggendorff, tome LVII. 



6l,. 



