( 456 ) 



» Pour construire convenablement ce thermomètre, il faut, comme je 

 l'ai indiqué, se servir d'un tube d'une capillarité telle, que, lorsqu'on a 

 soufflé à l'une de ses extrémités le réservoir destiné à contenir le liquide 

 thermométrique, le mercure qu'on chercherait à faire entrer dans la tige par 

 les procédés ordinaires, n'y descend pas; mais l'alcool, en mouillant les 

 parois intérieures de ce tube, peut s'y introduire et remplir le réservoir 

 et la tige. Les parois de la tige, ainsi mouillées par l'alcool, permettent 

 alors à une petite bulle de mercure d'y pénétrer, et c'est cette bulle qui 

 sert d'index. 



» La bulle se trouve retenue dans une petite panse latérale placée à la 

 partie supérieure de l'instrument : elle en est projetée à volonté dans la 

 tige; puis elle y descend ou monte, par l'effet de la dilatation ou de la 

 contraction qu'éprouve l'alcool, et s'y meut avec rapidité à la moindre 

 variation de température. 



» On conçoit que le réservoir du thermomètre différentiel à alcool 

 ainsi construit ne doit avoir, en raison de la capillarité du tube, qu'une 

 masse très-peu considérable, et que sa capacité peut être sensiblement 

 moindre que celle du réservoir du thermomètre à mercure dont le tube 

 serait le plus capillaire. On obtient de la sorte des instruments à très- 

 grande marche, quoique leur boule soit d'un très-petit volume. 



» Avant de faire connaître comment j'applique cet instrument aux 

 recherches dont il s'agit , je dois rappeler que le procédé le plus usuel et 

 le plus simple pour déterminer la température de l'air, consiste à tourner 

 en fronde un thermomètre à réservoir de petit diamètre ; on cherche de la 

 sorte à écarter, autant que possible, les causes d'erreur qui affectent ce 

 genre d'observations, lorsque, surtout, le thermomètre reste placé à poste 

 fixe. 



» C'est en faisant ainsi tourner, pour l'une et l'autre observation, le 

 même instrument, qui n'a pas plus de 12 à i5 degrés de course, que je le 

 rends propre à donner ses indications psychrométriques. 



» Après avoir laissé équilibrer l'instrument à la température ambiante, 

 je projette la bulle de mercure, de la panse latérale à l'entrée de la tige; 

 puis je le fais tourner en fronde, au moyen d'un fil de soie double et retors 

 de 1 décimètre à i decim ,5o de long. Comme, dans cette opération, il y a ordi- 

 nairement abaissement de température, la bulle de mercure s'engage dans 

 la partie supérieure de la tige, et on lit facilement sa première indication. 

 S'il arrive que la température ne s'abaisse pas, il suffit de l'élever faible- 

 ment, en approchant la main du réservoir de l'instrument, pour que la 



