( 45 7 ) 



huile de mercure descende, après cela, dans la tige à la température 

 ambiante. 



» Je recouvre ensuite la boule de l'instrument d'une enveloppe double 

 de batiste ou de mousseline mouillée que je noue au col de la tige, 

 et je le fais de nouveau tourner en fronde. Le refroidissement a bientôt 

 lieu, et je note alors sa seconde indication. 



» Il est facile de déterminer à l'avance le temps et la rapidité nécessaires 

 pour que, suivant la capacité de son réservoir, l'instrument se mette en 

 équilibre avec les plus faibles variations de température. Ce n'est, tonte- 

 fois, que quelques secondes après qu'il a été tourné en fronde, que la bulle 

 de mercure, mue par la contraction de l'alcool, indique le minimum de 

 température auquel il a été soumis, et l'on a ainsi la facilité de n'en faire 

 la lecture, dans l'une et l'autre observation, qu'au moment même où la 

 bulle cesse de descendre dans la tige. 



» Enfin, j'ai remarqué qu'on pouvait même se dispenser de recourir, 

 pour la deuxième observation, à l'enveloppe de tissu mouillé, en dépolis- 

 sant la boule de l'instrument de sorte que sa surface soit complètement 

 rugueuse, et en creusant, autour de la tige, une ou plusieurs petites gout- 

 tières assez profondes pour entretenir l'humidité de la boule pendant que 

 le thermomètre est tourné en fronde. 



» Je ne crois pas inutile d'indiquer ici comment je suis parvenu à jauger 

 des tubes dont la capillarité est telle, que le mercure n'y peut pénétrer en 

 appliquant les procédés aujourd'hui employés pour la construction des 

 thermomètres les plus précis. 



» Ce n'est que lorsque l'instrument se trouve rempli d'alcool, qu'il est 

 possible d'introduire une colonne de mercure de i5 à 18 millimètres, dont 

 on marque les extrémités sur toute la longueur de la tige, de manière à 

 pouvoir compenser ainsi les défauts de cylindricité des tubes au moyen 

 d'une échelle arbitraire formée de divisions d'égale capacité. 



» Après que cette opération est terminée, la bulle de jaugeage doit être 

 chassée; elle est eusiiite remplacée par celle qui sert d'index, et qui n'a pas 

 plus de 1 à 3 millimètres de longueur. On ferme alors l'instrument à ia 

 lampe. 



» Mais la construction de ces sortes d'instruments, quelle que soit la 

 destination qu'on leur donne, exige un soin particulier pour que l'alcool et 

 le mercure soient parfaitement purs, et pour que la présence d'aucun corps 

 étranger, par exemple du moindre des fragments microscopiques provenant 

 des éclats du verre que la lampe d'émailleur fait si souvent jaillir, ne puisse 

 pas déranger leur marche. 



