12 B. HA.SSELBERG, UNTERSUCHUNGEN UEBER DAS ABSORPTIONSSPECTRUM DES BROMS. 



beigegeben; ich habe aber aus dessen Anwenclung keine Voi^theile dem Eisenoxalat gegenuber 

 erzielen können. Hydrochinon, welches ebenfalls versucht wurde, giebt allerdings grosse 

 Kraft und brillante Negative; entwickelt aber sehr langsam und ist aus diesem Grund 

 weniger bequem. Eisenoxalat arbeitet dagegen rasch und giebt bei geeigneter Behandlung 

 Negative von ganz vorzuglicher Giite. 



§ 4. Ausmessung der Plätten und Åbleitung der Wellenlängen. 



Zur Ausmessung der Plätten habe ich eine dem physikalischen Cabinet gehörige 

 Theilmaschine von Perkaux benutzt. Dieselbe befindet sich seit vielen Jahren in der In- 

 strumentensammlung der Academie, ist aber meines Wissens frliher weder beschrieben 

 noch untersucht worden, wesshalb hier einige kurze Angaben uber dieselbe mitgetheilt 

 werden mogen. Die Schraube derselben hat eine Länge von O.fii Meter und ist in einem 

 starken Rahmen von Stahl befestigt, dessen der Schraube parallele Seiten den Schienenweg 

 bilden, auf welchem der Mikroskopenträger durch die Schraube fortbewegt wird. Die 

 eine Schiene ist flach abgehobelt, die andere aber schneideförmig und dient zur Filhrung 

 des Mikroskops. An dem einen Ende stiitzt sich die Schraube gegen einen corrigirbaren 

 konischen Zapfen, am anderen ist sie in einem ebenfalls corrigirbaren Lager eingelassen 

 und nimmt schliesslich auf ihrera freien, hier hervorragenden Ende die bei Thei- 

 lungsarbeiten nöthige Hemmvorrichtung auf. Die letztere ist fur den vorliegenden 

 Zweck durch eine grosse, auf der hohen Kante in 100 Theilen getheilte Trommel ersetzt 

 worden. — Unter dem et sva 12 Mal vergrössernden Mikroskop befindet sich ein auf dem 

 gusseisernen Untergestelle der Maschine fest angeschraubte dicke Holzplatte, in der ein 

 kleiner nach beiden Enden offener Holzkasten festgeschraubt werden känn. Dieser Kasten 

 ist oben durch eine Spiegelglasscheibe gedeckt, auf welcher das zu messende Negativ ge- 

 legt und mittelst zweier Stahlfeder und zweier Correctionsschrauben festgehalten resp. in 

 seiner Lage der Schraubenaxe gegenuber justirt wird. Ein kleiner unter der Spiegelglas- 

 scheibe gesteliter Spiegel gewährt die nöthige Beleuchtung. 



Die Höhe einer Schraubenwindung beträgt nach den Bestimmungen des Herrn 

 Jäderin 



V. — 0.49964 



bei einer Temperatur von +15° C. Es schien mir jedoch von Interesse diesen Werth 

 nochmals zu controUiren, und die Schraube wurde daher mit einem der Academie gehö- 

 rigen Métre ä traits — bezeichnet Métre D — verglichen, dessen Theilungsfehler auf dem 

 Bureau International des poids et mesures zu Breteuil im Jahre 1 887 bestimmt worden 

 sind. Durch eine 10 Mal wiederholte Ausmessung des ersten Decimeters des Etalons mit 

 der Schraube habe ich im Mittel erhalten: 



Decimeter I = 200^vo33 



t = + 18°.25 



