KONGL. SV. VET. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND. 24. N:0 3. 15 



Was die fortschreitenden Fehler der Schraube betriftt, so zeigen schon einige vorläu- 

 fige Messungen eines Intervalls von etwa 5 ram. an verschiedenen Stellen der Schraube, 

 dass dieselben filr die bei den Messungen der Photogramme benutzten Wiodungen voU- 

 ständig unmerklich sind. In Uindrehungen erhielt ich nämlich fiir dies Intervall suc- 

 cessive: 



1 = 



10^0I9S 





10 .0210 





10 .0212 





10 .0247 





10 .0225 



Mittel: 



10.0218 



Die Strecke, auf welcher diese Messungen liegen uinfasst 258^5. Wiirde man an- 

 nehmen, dass hier vvirklich eine fortschreitende Verrainderung des Schraubemverths, durch 

 die obigen Zahlen angezeigt wäre, so wijrde jedoch deren Einfluss auf die Wellenlängen 

 der Spectrallinien ganz verschwindend sein, da die grösste Abweichung eines Einzelwerths 

 vom Mittel nur 0'',oo3 öder 0,006 A. E., also erheblich weniger als der mittlere wahrschein- 

 liche Fehler der Messungen, beträgt. Aus diesem Grund habe ich eine eingehendere Un- 

 tersuchung der fortschreitenden Fehler der Schraube fiir die vorliegende Untersuchung 

 nicht fur nöthig erachtet. 



Da die Liniengruppen des Bromspectrums keine derartig scharfe Begrenzung nach 

 dem Violett hin zeigen, wie es beira Spectrum des Jods der Fall ist, so habe ich statt 

 gewisse Absorptionslinien des Gases als Hauptlinien zu benutzen hier vorgezogen dazu 

 passend liegende Linien des Sonnenspectrums zu wählen, deren Wellenlängen den Pots- 

 damer absoluten Bestimmungen entnommen wurden. Bei der Auswahl dieser Sonnenlinien 

 wurde soweit möglich doppelte öder mehrfache Linien, die aber im Potsdamer Catalog 

 wegen Schwäche des Spectrometers als einfach öder eben trennbar bezeichnet sind, vermieden, 

 da namentlich in Fallen, in denen die Componenten verschiedener Intensität sind es im mer 

 etwas zweifelhaft bleibt auf welchen Theil des Gebildes die gegebene Wellenlänge zu be- 

 ziehen ist. Mit Beachtung dieses Umstandes suchte ich ferner jede Gruppe der beti-eflfen- 

 den Absorptionsbande meiner älteren Zeichnung entsprechend zu begrenzen, was allerdings 

 nur sehr beiläufig geschehen konnte, da die Gruppen bei weitem nicht die in sich ge- 

 schlossene Gestalt zeigen wie diejenigen des Jods. Mit den gewählten Linien des Sonnen- 

 spectrums wurden nun die einzelnen Gaslinien jeder Gruppe durch zwei von einander un- 

 abhängige Einstellungsreihen verbunden und daraus ihre Abstände in Schraubenumgängen 

 ausgedruckt abgeleitet. Nach Anbringung der Correction wegen Schraubenfehler wurden 

 dieselben darauf durch geradlinige Interpolation in Wellenlängendifferenzen umgerech- 

 net, wobei diese Letzteren stets von der zunächst vorangehenden weniger brechbaren Son- 

 nenlinie gerechnet sind. Durch die Aufnahme dieser Sonnenlinien in die Wellenlängen- 

 tafeln habe ich hier wie beim Jodspectrum die Möglichkeit gegeben jede in Zukunft 

 eventuell nöthig werdende Correction ihrer Wellenlängen unmittelbar auf diejenigen der 

 Bromlinien zu iibertragen. Einige andere innerhalb der verschiedenen Gruppen liegende 



