KLERCKER, SUR LA DISPERSION ANOMALE DE LA LUMIERE. 



Description des Appareils. 



Le spectrometre. — L'instrument que j'ai emploj''é ressemble a peu prés au spectro- 

 métve construit par Meyerstein ä Gottingue, et dont la description détaillée a été 

 donnée par M. Wullner ä la page 151 de son Lehrbuch der Experimerdalphysik, Leipzig 

 1883. La lumiére solaire est dirigée par un héliostat sur un écran pourvu d'une fente 

 verticale placée immédiatement devant Toculaire du collimateur du spectrométre. A cet 

 écran est adaptée une vis micrométrique d'un pas de 1 mm. pour la détermination de la 

 lai-geur de la fente. Un tambour ä la tete de cette vis, divisé en 50 parties, dont cha- 

 cune est elle-méme commodément divisible ä vue d'oeil en 4 parties, permet facilement 

 d'apprécier une variation dans cette largeur de 0,oii5 mm. Dans mes expériences, cepen- 

 dant, la largeur de la fente a toujours été d'environ OjOs mm.; c'est la plus convenable 

 pour donner une intensité suffisante au spectre, et, en méme temps, pour faire distincte- 

 ment apparaitre les lignes spectrales de Frauenhofer. 



Pour s'assurer de la position correcte de la fente dans Taxe du collimateur, il sufB-, 

 sait d'ouvrir un peu plus la premiére, puis de couvrir Tobjectif du collimateur cVun pa- 

 pier mince destiné a recevoir le faisceau de rayons paralléles envoyés a travers, et enfin, 

 d'installer, dans le milieu de robjectif, Timage éclairée sur le papier, en faisant mouvoir 

 latéralement le support de Técran. 



L'instrument consistait, ä vrai dire, en un excellent goniométre spécialement adapté 

 k des observations spectroscopiques. Son collimateur était une bonne lunette astrononiique 

 de 413 ram. de distance focale principale, dont loculaire avait été enlevé. 



Les deux prismes creux, qui formaient ensemble un systéme rectangulaire, étaient 

 placés sur le plateau fixe de Tinstrument, au-dessus du centre du circuit gradué et devant 

 robjectif du collimateur, de maniére que le faisceau de rayons paralléles, envoyés par 

 1'objectif, tombåt rectangulairement sur la paroi du prisme antérieur ä une distance d'en- 

 viron 10 mm. de son aréte; cette paroi était éloignée de 23 mm. de lobjectif. 



Les prismes étaient composés de lames de verre incolore, parfaitement planes et ä 

 surfaces paralléles, réunies par du ciment de Foulke, insoluble dans Talcool. Ges lames, 

 d'une épaisseur d'environ 2 mm. et d'une hauteur de 42 mm., étaient dressées verticale- 

 ment, et réunies par une base de verre de 5 mm. d'épaisseur, taillée en triangle rectangle. 

 C etait par un pur effet du hasard que javais réussi a obtenir au plus prés le méme angle 

 réfiingent, (f — 33° 45', pour les deux pi"ismes, la petite difféi-ence nexcédant que quel- 

 ques secondes. Il sera toutefois bon dexaminer de nouveau de temps a autre les dimen- 

 sions, en ce qu'elles subissent de légéres moditications par suite de la dessication du ciment 

 unissant les parois des prismes. 



Comme il est d'une grande importance d'avoir les prismes placés toujoui^s de la 

 méme maniéi-e, il sera nécessaire que le prisme antérieur soit une fois pour toutes fixé 

 avec un peu de gomme sur le plateau de 1'instrument dans sa position déterminée, et que, 

 du reste, on fasse de maniére que Tautre prisme, poussé de eöté, et guide dans une espéce 

 de rainure triangulaire, revienne toujours exactement ä la méme place, ä coté du prisme 

 antérieur. 



