KONGL. SV. VKT. AKADEMIENS HANDLINGAR. BAND 22. N:0 3. 19 



La lunette du apectroncope, destinée ä la uiesure des déviations an^ulaires des rayons 

 réfractés par les prismes remplis de liquide, est par conséquent inobile autour du centre 

 du cercle gradué de rinstrunient. Elle forine une lunette astronomique, d'une distance 

 focale de 369 irina., pourvue d'un réticule a deux fils verticaux. 



Chaque degré du cercle gradué est divisé en 12 parties, dont chacune peut étre 

 encore divisée en 150 parties par une vis micrométrique, ä tambour gradué a la tete, et 

 pourvue d'un réticule de 2 tils croisés. Ainsi, la plus petite division marquée répond a 

 un angle de 2 secondes. D'aprés Texpérience, Terreur d'observation n'arrive pas ä dé- 

 passer 2 secondes, des que Ton a acquis un peu d'habitude a se servir de Tinstrument. 



Le dilatometre (voir la pl. I fig. 8). L'instrument, dont on se sert pour déterminer le 

 coefficient de dilatation, k, d'uue dissolution, a différentes concentrations, et ä temperature 

 constante, — coefficient dont nous avons supposé la valeur numérique constante dans les 

 forinules que nous avons données ci-dessus page 20 et suivantes — , se compose 

 d'un petit ballon de verre, d'une forme ovale, pourvu d'une tubulure latérale, a, se fer- 

 inant hermétiquement avec un bouchon de verre taillé. Ce ballon se prolonge en un tube 

 gradué, ayant environ 200 mm. de Jongueur et 3 mm. de diamétre intérieur. A Tautre 

 bout du tube se trouve un petit réservoir, b, se fermant aussi par un petit bouchon de 

 verre taillé. 



Le tube gradué porte une division en centimétres cubes dont on lit les centiémes; 

 mais, avec un peu d'habitude, on peut aisément observer, ä la loupe, un changement de 

 0,00? C. C. 



Ici le point zéro correspond ä un volume de 4,5 C. C. 



Voici comment on se sert de cet instrument. 



En le tenant d'abord horizontalement, on verse dans le ballon le dissolvant (Falcool), 

 apres avoir préalablement fermé Touverture h du tube. Aussitöt que le ballon est k peu 

 prés plein, on ouvre légérement le bouchon de h pour faire entrer le liquide en quantité 

 suffisante pour que, un nouveau remplissage opéré, et Tinstrument fermé avec soin aux 

 deux bouts, le niveau du liquide dans le tube, en levant Tinstrument verticalement, se 

 trouve quelque peu au-dessus du point zéro. Maintenant on pose Tinstrument, avec le 

 tube ouvert, ä cöté d'un bon thermométre, dans un tuyau de verre qu'on a entouré 

 d'un mélange refroidissant. En observant le volume que prend le liquide au degré de 

 temperature déterminé, aussi bien lorsque le niveau tombe que quand il monte, on en 

 note le volume moyen, V,^. 



Cela fait, on pose Tinstrument d'une maniére stable sur le plateau de la balance, 

 ce qui s'opére sans difficulté si on le fixe sur un pied de liége, c, de forme et de 

 grandeur convenables. Le bouchon de verre du ballon, a, étant enlevé et placé ä cöté, 

 on prend le poids, P,,, de Tinstrument rempli, ce qu'on note également. Maintenant on 

 verse dans le ballon une petite quantité de la substance a dissoudre, finement pulvérisée 

 si c'est un corps solide, et séchée si elle est hygroscopique ; naturellement on prend bien 

 garde a ce que rien de la substance tombe sur le plateau de la balance. Immédiatement 

 apres cette operation, on fait une nou velie pesée, et Ton annote le poids obtenu, P. 



L'opération ci-dessus terminée, on enléve Tinstrument avec précaution de la balance, 

 on ferme louverture du ballon, et on laisse couler la dissolution en avant et en arriére, 



